1884-1885. 
N° 5. MAL 
SUR UN NOUVEAU POLARIMÈTRE 
par B.-C. DAMIEN. 
Maître de conférences à la Faculté des Sciences. 
Les divers instruments qui servent à mesurer la pola¬ 
risation rotatoire des liquides ont subi, dans ces dernières 
années, de sérieux perfectionnements au point de vue 
optique ; mais on s’est beaucoup moins occupé de la 
partie mécanique. C’est toujours la disposition imaginée 
par Soleil en 1845, disposition bien défectueuse, quand 
on veut se servir de tubes un peu longs. Il est alors 
presque impossible d’obtenir un centrage parfait des 
pièces optiques ; il est en outre bien difficile d’employer 
des tubes entourés d’un manchon permettant un courant 
d’eau qui donne une température constante, précaution si 
indispensable dans des recherches exactes. Enfin, il est 
aussi nécessaire de pouvoir rapidement remplacer le tube 
à liquide par un tube à eau pour déterminer le point zéro 
et éviter ainsi, par une manœuvre rapide, le changement 
de clarté de la source lumineuse. Ce changement rapide 
ne peut évidemment pas se faire avec les appareils ordi¬ 
naires. 
Un bon appareil doit remplir les deux conditions sui¬ 
vantes : 1° avoir une sensibilité variable ; 2' J pouvoir être 
employé avec une lumière homogène quelconque et 
même avec de la lumière blanche pour de faibles disper¬ 
sions. L’appareil de M. Laurent ne remplit que la pre¬ 
mière condition, celui de M. Cornu ne satisfait qu’à la 
seconde. Le polarimètre de M Landolt, au contraire, n’a 
aucun des inconvénients des deux précédents. 
Disposition mécanique. — Deux forts plateaux en 
fonte reliés par 4 tiges de laiton sont placés à 55 centi¬ 
mètres de distance et servent de support l’un au polari- 
seur, l'autre à l’analyseur et à son cercle gradué ; entre 
ces plateaux on peut placer les tubes à liquide. La partie 
de l’appareil destinée à supporter ces tubes est organisée 
