de la manière suivante : deux épais plateaux de laiton 
sont reliés par cinq tiges de laiton nickelé, trois de ces 
tiges sont situées dans un plan et les deux autres un peu 
plus bas, de manière à former un triangle avec les pre¬ 
mières. Un levier met en mouvement le double socle 
destiné à recevoir les tubes qui sont aussi déplacés hori¬ 
zontalement et peuvent être amenés d’une manière inva¬ 
riable suivant l’axe visuel de l’instrument. Quant aux 
tubes à liquide dont la longueur peut aller jusqu’à 45 
centimètres, ils sont placés à la manière ordinaire et 
entourés d’un manchon en tôle dans lequel on peut faire 
circuler d’une manière continue soit de la vapeur, soit 
de l’eau dont la température est donnée par un thermo¬ 
mètre fixé dans une tubulure du manchon. 
Partie optique . — L’organe essentiel du polariseur est 
un prisme de Glan qui ressemble beaucoup aux foucaults 
à faces normales que construisent depuis longtemps 
MM. Duboscq et Hoffmann et qui présente sur les 
prismes de Nicol et de Foucault l’avantage d'une moindre 
longueur. Gomme dans le foucault la reflexion totale se 
fait sur une lame d’air, mais ici la face d'entrée est nor¬ 
male à la direction des rayons incidents et l’axe du spath 
est parallèle à l’axe des deux prismes dont la réunion 
constitue le polariseur. Dans ces conditions, pour trans¬ 
mettre un faisceau de section carrée dont le côté est 1, 
la longueur du prisme de Glan est 1,141, tandis que celle 
du foucault est 1,228, et celle du nicol, 3,281. Ici d’ail¬ 
leurs il convient encore d’opérer avec des rayons paral¬ 
lèles; l’angle maximum du faisceau polarisé transmis, 
étant de 7°,56' seulement à peu près le même que dans 
le foucault. 
Imaginons un premier prisme de Glan placé dans un 
châssis qui peut permettre un petit mouvement de rota¬ 
tion, à la suite de ce prisme plaçons en un second solide¬ 
ment fixé dont la section n’est que la moitié de celle du 
premier et qui recouvre celui-ci à moitié : nous aurons 
le polariseur du professeur Lippich. En avant se trouve 
