un diaphragme qui, dans certains cas, peut être muni 
d’une plaque de bichromate de potasse ; la lumière passe 
ensuite dans une lentille convexe dont la distance focale 
est de 50 millimètres et tombe sur le polariseur. Une des 
moitiés du faisceau incident traverse les deux prismes et 
l’autre le premier prisme seulement. L’angle des deux 
sections principales correspondantes peut être aussi petit 
que l’on veut, puisque le premier prisme est mobile ; cet 
angle peut atteindre 5°, la sensibilité est donc très 
variable. 
L’analyseur est aussi un prisme de Glan fixé dans un 
cercle divisé de 25 centimètres de diamètre. Ce cercle 
est garanti des vapeurs acides et des autres substances 
qui pourraient l’attaquer par une garniture métallique 
qui l’entoure complètement. Deux fenêtres diamétrale¬ 
ment opposées sont fermées par des lames de mica et 
laissent voir la graduation qu’on observe avec deux 
loupes. Conformément à l’usage introduit par Biot, d’ex¬ 
primer les angles en degrés et fractions décimales de 
degrés, la graduation est faite de telle sorte que les divi¬ 
sions ne représentent pas des minutes mais des cen¬ 
tièmes de degré ; cela ne présente pas d’inconvénients 
vu les grandes dimensions du cercle. Cette division est 
d’ailleurs en rapport avec l’exactitude possible des obser¬ 
vations. Le cercle a deux mouvements, l’un très rapide, 
l’autre lent au moyen d’un excentrique très habilement 
conçu et bien supérieur à la vis micrométrique. 
Enfin derrière l’analyseur se trouve une petite lunette 
munie d'un objectif achromatique de 75 à 80 millimètres 
de distance focale et qui donne un grossissement de 2,5 
environ. Cette lunette doit viser la ligne de séparation 
verticale des deux moitiés du champ et qui n’est autre 
chose que l’arrête verticale soigneusement polie du 
prisme fixe du polariseur, arête tournée vers le tube à 
liquide. 
Emploi de l’instrument. — La première opération à 
faire est de déterminer la plus grande sensibilité que com- 
