— 172 — 
porte l’observation à effectuer, en faisant varier l'angle 
des sections principales du polariseur. Sauf le cas de 
liquides plus ou moins foncés, on peut admettre qu’avec 
une bonne lampe à pétrole ou à gaz, cet angle est de 1 à 
2 degrés ; dans le cas de la lumière du sodium, un angle 
de 2 à 3° donne de bons résultats. Cet angle une fois 
déterminé par tâtonnements, on fixe invariablement le 
prisme mobile du polariseur. 
On place alors dans les deux rainures du chariot le 
tube contenant le liquide à examiner et un tube de même 
longueur avec de l'eau. Mettons d’abord ce dernier dans 
le rayon visuel et établissons l’égalité de teintes par le 
double mouvement du cercle gradué : deux lectures 
diamétralement opposées fixent alors la position obtenue. 
Avec le tube contenant le liquide on fait deux nou¬ 
velles lectures. Les mêmes opérations étant faites dans 
le deuxième demi-cercle en tournant de 180°, on voir 
qu'il faut 8 lectures pour une seule mesure. 
Le tableau suivant résume d’ailleurs les précautions à 
prendre. 
TUBE A EAU 
TUBE A LIQUIDE 
ROTATIONS. 
N°. 
Vernier 
à droite. | 
<U JZ 
’c ü 
£ 3 
© C3 
£ fcc 
✓Cd 
N°. 
Vernier 
à droite. | 
Vernier j 
à gauche. ^ 
Observa¬ 
tions 
à droite, i 
Observa- f 
tions ^ 
à gauche. [ 
! 
Moyennes. 
H [ 
J l 
U \ 
1 
180°65 
C°63 
2 
176°00 
355°98 
4°65 
4°65 
4°650 
PS ’ 
1 3 
61 
60 
4 
175°96 
94 
65 
66 
655 
U i 
1 \ 
HH 
5 
68 
66 
6 
176°01 
356°00 
67 
66 
665 
S 
H 
! Q 
1 7 
68 
66 
8 
176°03 
02 
65 
64 
645 
L f 
ü f 
9 
71 
69 
10 
176°02 
00 
69 
69 
690 
H 
i J l 
11 
0°63 
)80°61 
12 
355°47 
175°95 
4°66 
4°66 
4°660 
! ^5 \ 
: « \ 
; H 
13 
64 
62 
14 
356°03 
176°01 
61 
61 
610 
O J 
15 
69 
68 
16 
01 
00 
68 
68 
680 
S 
H 1 
In 
62 
61 
18 
00 
175°99 
62 
62 
620 
P / 
© f 
Ci 
19 
64 
62 
20 
01 
176°00 
63 
62 
625 
