— i34 — 
La figure (1) ci-contre montre ce 
galvanomètre dans son ensemble. 
Sur une table de marbre dont l’hori¬ 
zontalité peut être établie au moyen 
de trois vis calantes, s’élèvent deux 
montants verticaux soutenant tout 
l’appareil. 
Au dessus du plateau r se trouve la 
chambre mobile du miroir ; deux fe¬ 
nêtres s et P servent à faire réfléchir 
la lumière sur le miroir pour la mesure 
des angles par la méthode habituelle 
dite de réflexion. — Sur la traverse 
supérieure repose le tuyau qui porte la 
suspension surmonté d’un tambour de 
torsion t. 
En b sont des poupées qui établissent la communica¬ 
tion avec les fils conducteurs. 
La disposition des parties 
essentielles est représen¬ 
tée sur la flg. (2). 
Le système aimanté a est. 
astatique ; chaque aiguille 
porte deux pointes horizon¬ 
tales n, s qui pénétrent dans 
les 4 bobines qui agissent 
ainsi à la plus petite dis- 
.tance possible. — Les bobi¬ 
nes sont faites seulement de plusieurs centaines de tours 
d’un fil d’argentan recouvert de soie de 0™'”05 de diamètre 
et enroulé sur des bobines d’ivoire. 
11 y a quatre bobines ayant chacune une résistance de 
100 ohms, et qu’on peut employer séparément ou réunies 
en quantité ou en tension de sorte qu’on peut avoir une 
résistance variant de 25 à 400 ohms. 
Le porte-bobines est un cylindre en cuivre a (fîg. 1) 
supportant aussi les bornes b et qui est fermée par une 
