— 435 — 
plaque de verre serrée par 3 vis telles que m. — Ce, 
cylindre parfaitement clos contient également l’amortis¬ 
seur des oscillations. Cet amortisseur est formé d’une 
lame de mica fixée à l’aiguille aimantée, c’est donc un 
étouffoir à air. 
Il est bon, quand on monte l’instrument, de placer sur 
la table en marbre et au dessous des bobines un miroir, 
qui permet de voir tout l’intérieur et facilite le réglage 
des diverses pièces. 
Les dimensions de l’appareil sont les suivantes : 
Hauteur totale. 550"““. 
Hauteur du tube de suspension.' 255"““. 
Diamètre extérieur du porte-bobines. 74"““. 
Hauteur du porte-bobines . 39“““. 
Résistance de chaque bobine. iOO ohms. 
Voici quelques expériences qui montrent l’extrême 
sensibilité de ce microgalvanomètre. 
Installons cet appareil en mettant à 2 mètres du miroir 
une échelle comme on a l’habitude de le faire pour la 
lecture des déviations. Il est facile d’observer un dépla¬ 
cement de l’index lumineux de 1/10 de millimètre sur 
cette échelle. Avec une résistance extérieure de 100 
ohms, un tel déplacement correspond à un courant d’in¬ 
tensité égale à 0,000,000,0012 ampère. — On peut diffi¬ 
cilement se faire une idée d’une intensité aussi faible. 
Un tel courant depuis le commencement de l’ère chré¬ 
tienne n’aurait dégagé que 1 millimètre cube de gaz 
détonant 
Avec les méthodes employées aujourd’hui, une telle 
sensibilité n’est jamais nuisible. 
On fait en effet des observations en ramenant au zéro 
pour mesurer des résistances par la méthode du Pont de 
Wheastone et des forces électromotrices pai* la méthode 
de compensation de Poggendorf, de Du Bois Raymond, 
etc. 
Pour les expériences physiologiques, l’appareil n’est 
pas moins précieux. Le courant d’un muscle d'une petite 
ê 
