— 138 ~ 
des imperfections telles que beaucoup de micrographes 
préféraient encore couper à main levée. 
Je me suis servi avec succès, pendant cinq ans, du 
microtome du D r Long, de Breslau. Il était possible à 
l’aide de cet instrument, d’arriver à de belles séries de 
coupes très minces. Mais sans qu’on pût le prévoir, il 
arrivait de temps à autre que l’instrument marchait 
d’une façon tout à fait irrégulière ; on obtenait des 
tranches épaisses, ou bien on n’en obtenait pas du tout, 
en faisant avancer le chariot du nombre convenable de 
divisions ; et de tous les microtomes connus, celui de 
Long était encore le plus parfait. 
D’où provenait cette grave imperfection ? — Les deux 
chariots, en glissant appliqués par des surfaces planes 
adhérentes aux deux surfaces de même nature du sup¬ 
port, produisaient ces irrégularités du mouvement : il 
est, en effet, impossible d’obtenir des surfaces exacte¬ 
ment planes de façon que le chariot porte-rasoir accom¬ 
plisse toujours la même course. Quels étaient les moyens 
à employer pour obvier à ces inconvénients ? Le profes¬ 
seur Thoma a résolu ce problème en faisant mouvoir 
les chariots sur cinq points entre deux surfaces planes ; 
le chariot porte-rasoir pai court ainsi toujours le même 
chemin; l’autre chariot, d’ailleurs, avançant plus régu¬ 
lièrement, on obtient des séries de coupes parfaitement 
parallèles à mesure que l’objet est élevé. 
C'est Jung (1), d’Heidelberg, qui a réalisé les idées de 
Thoma en construisant trois modèles de dimensions 
différentes (fig. 1). 
Vis micromètrique. — L’application au microtome de 
Thoma d’une vis micrométrique permettant de mouvoir 
le chariot porte-objet doit être regardée comme un 
(1) Ce constructeur a confié la représentation de sa maison pour le Nord 
de la France et la Belgique à M. Drosten , rue Wœringen , n° 2 , à 
Bruxelles. On trouvera toujours en magasin chez ce dernier tous les appa¬ 
reils de Jung. 
