— 139 — 
grand progrès. Sans doute, à l'aide du vernier .de ce 
chariot et de la règle graduée du support, on peut avan¬ 
cer régulièrement l’objet sur le plan incliné ; mais la vue 
se fatigue rapidement à consulter constamment la gra¬ 
duation et des erreurs se commettent facilement. Enfin, 
la vis micrométrique assure mieux la stabilité du chariot, * 
La vis micrométrique tourne dans les deux branches 
d’un cadre solidement adapté au support par une vis 
de pression ; le cadre peut glisser sur le plan incliné 
comme un chariot ; la pointe de la vis vient s'appliquer 
contre une plaque d’agate polie fixée au chariot porte - 
objet. Un tambour portant à la périphérie 15 divisions 
est fixé à la vis micrométrique et tourne avec cette der¬ 
nière. Chacune de ces divisions correspond à une épais¬ 
seur de coupe de 0,001 mm. 
La vis micrométrique a été perfectionnée : à l'aide 
d’un mécanisme appliqué au tambour, il n'est plus néces¬ 
saire, à chaque coupe, de consulter la graduation ; le 
bruit d'un ressort faisant arrêt annonce à l’oreille le 
nombre de divisions ; on peut d’ailleurs obtenir que le 
signal ne se fasse entendre qu’après 5, 7 1/2 ou 15 divi¬ 
sions. Si l'on désire que la vis marche sans enregistrer 
ainsi, il suffit de changer la position d'un levier. 
f 
Epaisseur des coupes. — L’inclinaison du plan du 
chariot porte-objet étant de 1 : 20 sur l'horizonlale , il 
en résulte qu’en faisant avancer l'objet de 1 mm. sur le 
plan incliné, on obtiendra une épaisseur de coupe de 
0.05 ; en avançant le vernier d’un trait on aura 0,005mm., 
ou 1/200 mm., de deux traits, 1/100 mm., de trois traits, 
1/67, de quatre traits, 1/50. 
En tournant une fois le tambour gradué, les coupes 
. mesurent 0,015 mm. de hauteur; enfin comme je l’ai 
déjà dit, un trait de sa division correspond à 0.001 mm,, 
d’épaisseur de coupe. 
Pinces. — Jung construit différentes pinces pour fixer 
les objets ; la pince-ètau (fig. 2) des anciens microtomes 
