On a établi les relations 
2 2 
n 
0,477 
n 
h est le coefficient de précision, e l’erreur probable 
sur une observation isolée, e x l’erreur probable du résul¬ 
tat moyen. Dans ces formules, n est le nombre des obser¬ 
vations et S é' 1 la somme des carrés des erreurs. 
Indiquons d’abord quelques précautions générales s’ap¬ 
pliquant à toutes les mesures de polarisation quel que 
soit l’appareil employé. Ces précautions se rapportent à 
deux causes : 
1° l’influence de la température ; 
2° l’action des lames de verre obturatrices. 
1° Les observations doivent être faites à une tempéra¬ 
ture constante. Car la correction provenant de faibles 
variations de température n’est presque jamais négli¬ 
geable. Ainsi pour une dissolution sucrée contenant pour 
100 e d’eau 16 g. 5 de sucre observée dans un tube à 
liquide de 20 cn , la diminution de la déviation est de plu¬ 
sieurs minutes pour 1°. — Pour être certain de la tem¬ 
pérature de l’expérience, le mieux est de se servir de 
tubes munis d’une double enveloppe dans laquelle on fait 
couler de l’eau. La plupart des expériences qui vont être 
rapportées ici, empruntées en partie aux recherches de 
M. Landolt, ont été faites à 20°, température qu’il est 
facile d’obtenir en toute saison. L’eau était préalablement 
amenée à cette température dans un vase voisin puis 
mise en circulation dans la double enveloppe pendant 
un quart d’heure; c’est alors qu’on faisait l’observation. 
Un thermomètre très sensible donnait d’ailleurs très 
