exactement la température du liquide. On peut aussi se 
servir des tubes ordinaires en faisant deux expériences 
à deux températures peu différentes de 20°. la rotation à 
20° s’obtient alors par un calcul très simple. Cette mé¬ 
thode est évidemment moins exacte mais suffisante dans 
la plupart des cas ; je l’ai souvent employée comparative¬ 
ment à la première. 
Un autre effet de la température est de faire varier le 
point o du polarimètre parfois de plusieurs minutes. Cela 
paraît provenir de la variation de pression qui s’exerce 
entre les diverses pièces métalliques vissées. Il faut donc 
toujours, avant chaque expérience, déterminer le point o. 
2° On sait depuis longtemps que le verre produit des 
effets rotatoires et l’expérience montre que toutes les 
plaques obturatrices ne présentent pas ces effets et, de 
plus, on peut parfois les faire naître en les comprimant 
trop fortement. Il faut donc d’abord n’exercer que des 
faibles pressions et ensuite, ce qui est très important, 
examiner au préalable toutes les plaques de verre et 
rejeter toutes celles qui font tourner le plan de polari¬ 
sation. 
I. Appareil a pénombre de M. Cornu. 
La partie originale de cet appareil est, comme on le 
sait, un polariseur constitué par un Nicol coupé et usé 
de façon que les sections principales des deux parties 
fassent un angle de 5°. L’analyseur porte un cercle. La 
nécessité d’éliminer certaines erreurs dues à l’excen¬ 
tricité de la graduation du limbe et surtout à un défaut 
de symétrie inévitable dans l’ajustement du Nicol ana¬ 
lyseur entraîne l’obligation de faire deux lectures dans 
les azimuts a et ISO" -+- a. D’où, avec la détermination 
de o, 4 lectures pour une seule observation. 
