Observation b : 
Valeur moyenne 20 o 39'5l" 
S — 0,014183 
h = V 352,11 = 18 >™ 
î — 0,025 = l'BO" 
sa = 28" 
III. Appareil de Mitscherligh. 
Ce polarimètre, moins répandu que les précédents, 
comprend les pièces suivantes : 
a. Prisme polariseur de Nicol. 
b. Lentille convergente à grande distance locale. 
G Diaphragme carré à ouverture de 5 millimètres. 
cl. Auge rempli de bichromate de potassium. 
e. Tube à liquide. 
f. Analyseur constitué par un Nicol tournant dans un 
cercle portant 2 verniers. 
g. Lunette de Galilée visant le diaphragme. 
Les pièces a, b , c, d’une part, et f\ g , d’autre part, 
sont assemblées en deux parties et fixées aux extrémi¬ 
tés d’un fort rail en fer d’environ 1 mètre 20 de longueur. 
On pouvait donc observer dans des tubes ayant jusqu’à 
1 mètre de longueur. L’auge contenant du bichromate 
de potassium est absolument nécessaire pour épurer la 
lumière du sodium et éviter des phénomènes de disper¬ 
sion très gênants. En faisant tourner le Nicol analyseur, 
on voit s’avancer dans le champ une ligne noire et il est 
facile de l’amener exactement au milieu du diaphragme. 
Nous donnerons ci-après deux séries d’expériences se 
rapportant à une même dissolution sucrée observée dans 
deux tubes de 3 décimètres et de 1 mètre. 
