— 228 
On trouve : 
Valeur moyenne = 68 0, 751 
S — 0,050290 
h = 10 
£ r= 0,0477 = 2'86 
$1 = 0°015 == 54" 
La précision diminue donc avec la longueur du tube 
d’observation, comme on a pu, d’ailleurs, le remarquer 
déjà avec l'appareil de M. Laurent. 
IV. POLARISTROBOMÈTRE DE WlLD. 
On sait que cet appareil repose sur la disparition des 
franges obtenues dans le polariscope de Savart. La ma¬ 
nipulation est extrêmement délicate et il faut des pré¬ 
cautions extrêmement minutieuses pour être certain que 
les franges n’existent plus. Dans les expériences sui¬ 
vantes, les observations avec les tubes pleins et vides 
ont toujours été faites dans les quatre quadrants et répé¬ 
tées cinq fois pour chacun d’eux ; l’angle de rotation dé¬ 
finitivement obtenu est donc donné par 40 lectures. 1 e 
tube à liquide avait une longueur de 1 décimètre 
1 er QUADRANT. 
2 e QUADRANT. 
8° QUADRANT. 
4 r QUADRANT. 
Tube 
plein. 
Tube 
vide. 
Tube 
plein. 
Tube 
vide. 
Tube 
plein. 
Tube 
vide. 
Tube 
plein. 
Tube 
vide. 
0°20' 
9T5' 
90°n' 
187V 
180°17' 
277V 
270°14' 
r* 
i 
18 
4 
16 
9 
14 
0 
11 
8 
20 
5 
11 
6 
14 
5 
18 
9 
19 
9 
16 
5 
11 
5 
12 
8 
18 
8 
16 
5 
10 
8 
16 
