8 
Porto-Velho, para não perder tempo, levei commigo o Bamberg n.° 
13615, ainda novo e muito bom, apresentando unicamente o defeito 
de ter a divisão do nivel muito grande. Com elle fiz todo serviço do 
Cautario. 
Os ângulos dos seus fios horizontaes têm os seguintes valores: 
Do 
l.° 
ao 
2.°. 
4' 
35' 
Do 
2.° 
ao 
3.°. 
4' 
45' 
Do 
3.° 
ao 
4.°. 
1' 
50' 
Do 
4.° 
ao 
5.°. 
4' 
45' 
Do 
5.° 
ao 
6.°. 
4' 
35' 
Total 
20' 30" 
O Heyde, cujo numero é 3922, tem constante o valôr angular 
dos fios horizontaes (2' 30"), e para valôr da divisão do nivel prin¬ 
cipal, 7",50, e nivel secundário, 8",00. 
METHODOS 
Empreguei em todo serviço os seguintes methodos: para lati¬ 
tude — Sterneck, Stechert e Gauss; para determinação da hora — 
distancias zenithaes, quando não podia visar pares de estrellas, Zinger 
e Gauss, que tem a vantagem de dar ao mesmo tempo a latitude 
e o estado chronometrico. 
Para determinação das declinações magnéticas, empreguei, con¬ 
juntamente, alturas correspondentes do sol, e distancias zenithaes de 
estrellas. 
Diariamente, antes de começar o serviço, verificava as recti- 
ficações do instrumento, principalmente a de seus microscopios micro- 
metricos ou orgãos de leitura, e a de verticalismo. A rectificação da 
collimação fiz diversas vezes, ora visando um ponto terrestre bem 
distante, ora uma estrella circum-polar em elongação, que como se 
sabe, tem movimento desprezível em azimuth. 
cm 1 
SciELO, 
10 11 12 13 14 
