212 Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden etc. 
vergrösserungen ungemein erleichtert und sichert. Es sind nämlich 
zwischen das Prisma (Würfel) uud den Spiegel (siehe a. a. 0. die 
Figur 1) zwei drehbare Rauchglasplatten von verschiedenem Tone ein¬ 
geschaltet worden, welche sowohl jede einzeln, als beide zusammen 
verwendet werden können und dazu dienen, um die Helligkeit von 
Sehfeld und Zeichenfläche auf möglichst gleichen Grad zu bringen, so 
dass das immerhin unangenehme und störende Beschatten der Zeichen¬ 
fläche oder die Verwendung verschieden getonten Papieres vermieden 
werden kann. Soweit meine Erfahrungen reichen, übertrifft das modi- 
ficirte Instrumentchen jetzt alle mir bekannten Zeichenapparate an 
Gebrauchsfähigkeit und Annehmlichkeit in so hohem Maasse, dass es 
sich wohl allgemeinen Eingang verschaffen dürfte. Dippel (Darmstadt). 
E. Boecker’s grosses Mikrotom. (Zeitschrift für Instrumenten¬ 
kunde. 1882. Juli.) 
Dies in neuester Zeit von E. Boecker ersonnene und ausgeführte 
Mikrotom soll die Möglichkeit gewähren, sehr dünne Schnitte zu 
machen, ohne dabei ein Zerreissen oder Quetschen der Gewebe durch 
das Messer herbeizuführen. Zu dem Ende hat das letztere durch 
doppelte Schlittenführung eine der beim Schneiden aus freier Hand 
ähnliche Bewegung, eine solide Befestigungsweise und eine zur Füh¬ 
rungsrichtung des einen Schlittens sehr steile Neigung erhalten. Auf 
zwei von dem schweren vierseitigen Fusse aufsteigenden starken Rund¬ 
säulen ruht eine feste vierseitige Messingplatte, welche die Hülse trägt, in 
der sich ein das zwischen Kork eingeklemmte, oder in Paraffin u. dgl. ein¬ 
geschmolzene Object aufnehmender Cylinder auf und ab bewegt. Diese 
letztere Bewegung wird durch eine mit Kreistheilung versehene, 0,01 mm 
angebende Mikrometersehraube bewerkstelligt. Ueber die genannte Platte 
hinweg bewegt sich zunächst ein unterer Schlitten mittelst eines an 
der Hülse-Führung erhaltenden Einschnittes in einer zur Längsachse 
derselben senkrechten Richtung (also seitlich), während der zweite 
(obere) Schlitten mittelst eines abschraubbaren Griffes in der Längs¬ 
achse der Platte über jenen hinweggeführt wird. Da dieser zweite 
Schlitten einen schrägen an der genannten Hülse-Führung erhaltenden 
schrägen Ausschnitt besitzt, so bewirkt seine Verschiebung zugleich 
diejenige des unteren Schlittens, und das Messer vollführt eine ent¬ 
sprechende Bewegung in diagonaler Richtung gegen die Schnittfläche. 
Die Befestigung des Messers geschieht au zwei geeigneten Stellen, 
einmal an seinem Griff und dann am oberen Ende der Klinge, so dass 
dasselbe völlig unverrückbar bleibt. Um für zärtere und härtere 
Objecte das passende Messer zu haben, werden dem Instrumente deren 
zwei — mit zum Abziehen dienendem abschraubbarem Hefte — bei¬ 
gegeben. Um auch aus freier Hand schneiden zu können, wird eine 
Glasplatte beigegeben, welche leicht über dem oberen Schlitten befestigt 
werden kann. Der Preis beträgt, soviel ich weiss, 80 Mark. Ich 
selbst habe das Mikrotom noch nicht eingehender geprüft, da aber 
Boecker in seinem Bruder einen sachverständigen Berather zur Seite 
hat, so dürfte dasselbe wohl allen Anforderungen genügen, welche an 
einen derartigen Apparat gestellt werden können. Dippel (Darmstadt). 
