244 
Botanische Gärten und Institute. — Instrumente etc. 
Wittmack, L., Der botanische Garten in Glasgow. (Gartenztg. 1882. Heft 
11. p. 494—497.) 
The Cambridge Botanic Garden. (The Gard. Chron. New Ser. Yol. XVIII. 
1882. No. 462. p. 587—590.) 
Instrumente, Präparations- u. Conservationsmethoden 
etc. etc. 
Dippel, L., Die Correctionsfas sung bei 0 bj ecti vsy stemen 
für homogene Immersion. (Zeitschrift für Instrumentenkunde. 
1882. Heft 8.) 
Die Verwendung der Correctionsfassung bei den Objectiven für 
homogene Immersion ist neuerdings wiederholt zur Sprache gebracht, 
und habe ich die Angelegenheit an dem obengenannten Orte ausführ¬ 
licher besprochen. Da nun die Zeitschrift für Instrumentenkunde wohl 
kaum in die Hände aller bei der Frage interessirten Leser gelangt, so 
dürfte eine kurze Auseinandersetzung der Sache auch an diesem Orte 
nicht unwillkommen sein. 
Vom rein theoretischen Gesichtspunkte aus betrachtet muss einer¬ 
seits allerdings zugestanden werden, dass die fragliche Vorrichtung von 
den ihr zugeschriebenen Vortheilen wohl einige gewähren kann; auf 
der anderen Seite aber ergibt sich auch, dass andere sich als völlig 
illusorische, auf haltlosen Ansichten beruhende erweisen. 
Fragen wir nach den in der That erreichbaren Vortheilen, so 
ergeben sich als solche die folgenden: 
Erstlich ist man beim Vorhandensein der Correctionsfassung nicht 
so streng an Immersionsflüssigkeiten von bestimmtem Brechungsindex 
gebunden, sondern kann mit denselben in gewissen — aber immerhin 
sehr engen — Grenzen wechseln. 
Zweitens kann man beim Gebrauche einer Immersionsflüssigkeit, 
welche den Brechungsindex des Crownglases nicht genau erreicht, auch 
noch für innerhalb der sonst gezogenen Grenzen stark schwankende 
Deckglasdicken vollständige Correction erreichen. 
Drittens vermag man die (verbältnissmässig ziemlich beträchtlichen) 
Abweichungen zu corrigiren , welche bei trocken liegenden Objecten 
dann auftreten, wenn letztere nicht fest an dem Deckglase anhaften, 
sondern durch eine dünne Luftschicht von ihm getrennt sind. 
Viertens gestattet die Correctionsfassung, das gleiche Objectiv- 
system an längerem wie an kürzerem Tubus zu verwenden, während 
man sonst auf ziemlich enge Grenzen in der Rohrlänge beschränkt 
bleibt. 
Als ein Gebilde der Einbildung erweist sich diesen Punkten gegen¬ 
über Alles das, was die Vertheidiger der Correctionsfassung noch weiter 
Vorbringen, so die Möglichkeit genauester Correction: 1. bei der durch 
Temperaturschwankungen veranlassten Veränderung des Brechungs¬ 
indexes einer bestimmten Immersionsflüssigkeit, 2. bei Aenderung der 
