Instrumente, Präparations- und Conservationsmethoden etc. 285 
Spectro-Polarisator gewährt, der ausserdem ein besonders gebautes 
Stativ erfordert, habe ich meine Wünsche in Bezug auf Leistungsfähig¬ 
keit und Einrichtung an Prof. Abbe gelangen lassen, und hat derselbe 
für mich in der Dr. Zeiss’schen Werkstätte nach seinen Angaben ein 
Instrument ausführen lassen, welches allen Anforderungen gerecht 
wird und unter die stehenden Nebenapparate der genannten Werkstätte 
aufgenommen worden ist. 
Der Apparat kann in der ihm gegebenen Form an jedes grössere 
Stativ angepasst werden und wird dem Zeiss’schen No. 1 an der 
Zahnstange für die gewöhnliche Blendungsvorrichtung derart eingefügt, 
dass seine Achse der vorderen Tischplatte parallel, das Spaltrohr und 
der Polarisator nach rechts, das Scalenrohr nach links stehen. Der 
aus einem Pr a zm o wsk i sehen Prisma gebildete, mittels Kurbel um 
einen Stift drehbare und an einem über dem Spaltrohre liegenden 
Arme einklappende Polarisator ist zum Vor- und Zurückschlagen ein¬ 
gerichtet, sodass man sowohl mit polarisirtem Lichte als mit einfachem 
Spectrum beobachten kann. Dicht hinter dem Polarisator werden die 
verzögernden Gypsplättchen drehbar eingeschaltet, und ist ihnen damit 
nicht nur der theoretisch vortheilhafteste, sondern auch ein zum Wechseln 
sehr geeigneter Platz angewiesen Die Spaltvorrichtung ist die auch 
bei dem Zeiss’schen Spectralocular verwendete Merz’sche mit sym¬ 
metrischer Verschiebung der Spalthacken (welche überall da unent¬ 
behrlich ist, wo eine Scala in Anwendung kommt). Der Collimator 
wird von einer achromatischen Doppellinse gebildet, während das 
Prismensystem aus zwei aus vollständig weissem Flintglas hergestellten, 
also keine merkliche Verdunklung in Blau herbeiführenden Prismen 
besteht und zur Projection des Spectrums je nach Bedürfniss auf das 
Pri smengehäuse aufzuschraubende schwächere oder stärkere (bis zu etwa 
6 mm Brennweite, z. B. C. Z e i s s) gewöhnliche Mikroskopobjective dienen. 
Zu Messungszwecken ist die ebenfalls bei dem Zeiss’schen Spectral¬ 
ocular angewendete und ebenso wie dort regulirbare A n g s t r ö m 1 sehe 
Scala angebracht, deren Einstellung in Rücksicht auf den Focus unter 
Verwendung eines Objectives von 15—16 mm Brennweite als Pro- 
jectionssystem eines solchen von 10 — 6 mm am Mikroskope ein- für 
allemal erfolgt, indem man sie so einstellt, dass ihre Theilstriche und 
die F r a u n h o f e r’schen Linien gleichzeitig vollkommen scharf 
erscheinen. Im Falle ausserdem noch eine Berichtigung in Bezug auf 
die richtige Angabe der Wellenlänge erforderlich werden sollte, geschieht 
diese dadurch, dass man von den neben einer grösseren mittleren 
Schraube befindlichen beiden kleineren Schräubchen an der Rückwand 
des PrismeDkästchens vorsichtig die eine etwas lüftet, die andere etwas 
anzieht, bis die D-Linie möglichst genau 0,589 zeigt. Die Einstellung 
des Spectrums in die Objectebene wird in dem vorliegenden Falle, d. h. 
für das grosse Zeiss’sche Stativ, durch die senkrechte Bewegung an 
der oben erwähnten Zahnstange, die Verschiebung des Spectrums von 
rechts nach links und umgekehrt, zur Durchführung desselben unter¬ 
halb d es Objectes, wie diejenige von vorn nach hinten und umgekehrt, 
zur genauen Centrirung durch mittels zur Seite befindlicher Schrauben 
bewegliche Schlittenvorrichtungen vermittelt. Das zur Darstellung des 
Spectrums dienende Licht (Sonnen-, Tages- oder Lampenlicht) wird, 
