286 
Instrumente etc. — Gelehrte Gesellschaften. 
um den Apparat nicht allzusehr zu beschweren , mittels eines auf be¬ 
sonderem passendem Stative befindlichen Spiegels in die Achse des 
Spaltrohres geworfen. Zur Abhaltung alles störenden fremden Lichtes, 
welche unbedingtes Erforderniss für genaue Beobachtungen bildet, stellt 
man das Mikroskop am besten unter den auch von Prof. E n g e 1 m a n n 
neuerdings empfohlenen *), leicht anzufertigenden Flögel’schen Dunkel¬ 
kasten auf. 
Der Abbe’sche Spectro-Polarisator besitzt eine etwas verwickeltere 
und schwerfälligere Einrichtung wie derjenige von Rolett; dagegen 
gewährt er diesem gegenüber mehrere nicht gering anzuschlagende 
Vortheile. 
Erstens verlangt er kein besonderes Stativ, sondern kann mittels 
einer geeigneten Anpassungsvorrichtung jedem grösseren Mikroskope 
eingefügt und zugleich — wenigstens in der Anpassung an das 
Zeiss’sche grosse Stativ — unter dem Tische zurückgeschlagen werden, 
sodass man ohne ihn abzunehmen den Condensor einzuschalten und ein 
vorliegendes Präparat bei gewöhnlicher Beleuchtung oder in einfach 
polarisirtem Lichte zu durchforschen im Stande ist. 
Zweitens gestattet derselbe sowohl bei Beobachtungen in polari¬ 
sirtem Lichte als im einfachen Spectrum einen weit umfänglicheren 
Gebrauch, wofür namentlich der Umstand von Bedeutung wird, dass 
man bei der Projection des Spectrums nicht auf eine ganz bestimmte 
Projectionslinse beschränkt ist, sondern beliebig schwächere oder 
stärkere Objective für dieselbe verwenden kann. 
Drittens gibt die mit dem Spectrum zugleich im Sehfelde er¬ 
scheinende Scala direct die Wellenlänge an, für welche die Auslöschung 
in irgend einem Faibenbezirke, beziehentlich die Wiederherstellung der 
durch das eingeschaltete verzögernde Plättchen ausgelöschten Farbe 
durch ein doppelt brechendes Object erfolgt. 
Endlich ist die durch die angewendete Prismenconstruction erreichte 
Dispersion — trotzdem, dass noch vollkommen weisses Flintglas ver¬ 
wendet wurde — eine etwa doppelt so grosse, als diejenige bei einem 
geradsichtigen (A m i c i’schen) Prisma, sodass man beim Beobachten 
mit stärkeren Objectivsystemen — indem man entsprechend stärkere 
zur Projection verwendet — ein weit lichtstärkeres Spectrum zu er¬ 
zielen im Stande ist, als es möglich wäre, wenn man mittels eines 
Prismas letzterer Art ein Spectrum von gleicher Grösse und 
gleichem Grade der Farbenreinheit entwirft. 
Gelehrte Gesellschaften. 
Sociöte Beige de Microscopie. 
Sitzung am 26. Aug. 1882. 
Präsident Herr D e 1 o g n e , anwesend die Herren Coomans, Hicguet, 
Defay, Prinz und van Ermengem, Beginn der Sitzung 8 U. 15. 
*) Bot. Zeitung. 1882. No. 26. 
