Band 107. Nr. 23. 
XXIX. Jahrgang. I. Bd. Nr. 23. 
Botanisches Centralblatt. 
Referirendes Organ 
der 
Association Internationale des liotanistes 
für das Gesamtgebiet der Botanik. 
Herausgegeben unter der Leitung 
des Präsidenten: des Vice-Präsidenten: des Secretärs. 
Prof. Dr. R. v. Wettstein. Prof. Dr. Ch. Flahault. Dr. J. P. Lotsy. 
und der Redactions-Commissions-Mitglieder: 
Prof. Dr. Wm. Trelease, Dr. R. Pampanini und Prof. Dr. F. W. Oliver. 
von zahlreichen Specialredacteuren in den verschiedenen Ländern. 
Dr. J. P. Lotsy, Chefredacteur. 
No. *23. 
Abonnement für das halbe Jahr 14 Mark 
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten. 
1908. 
Alle für die Redaction bestimmten Sendungen sind zu richten an Herrn 
Dr. J. P. LOTSY, Chefredacteur, Leiden (Holland), Witte Singel 26. 
Anonymus. Reichert’s Spiegelkondensoren zur Sichtbar¬ 
machung ultramikroskopischer Teilchen. (Pharm. Post. 
XLI. 5. p. 57—60 mit 6 Abb. im Texte. 1908.) 
Der vom Entdecker inspirierte Artikel erwähnt zuerst die 
Methoden von Siedentopf-Szigmondy und von Abbe. Die Methode 
C. Reichert (Wien) beruht auf einer Dunkelfeldbeleuchtung, bei 
welcher im Gegensätze zu Abbe mit einem Beleuchtungsbüschel 
grosser Apertur von 1,05—1,40 beleuchtet und das Objekt mit Objek¬ 
tiven geringerer Apertur von 0,30 — 0,35 abgebildet wird. Folgende 
Y T orzüge ergeben sich dadurch: grössere Ausnützung der Licht¬ 
quelle, das Verwenden eines jeden beliebigen Trockenobjektivsohne 
besondere Zurichtung, das Fehlen von nachteiligen Beugungsbildern. 
Die Details und Versuchsanordnungen werden abgebildet. Der 
Spiegelkondensor besteht im wesentlichen aus einer Plankonvex¬ 
linse, von welcher der mittlere Teil der gekrümmten Fläche abge¬ 
schliffen ist. Die dadurch entstandene Planfläche ist genau parallel 
zur Planfläche der Linse, der noch übrig bleibende Teil der Krüm¬ 
mung ist versilbert. Der Strahlengang im Kondensor wird abgebildet. 
Das Objektiv kann nur solche Strahlen aufnehmen, die inner¬ 
halb des Präparates eine Ablenkung von ihrer ursprünglichen Rich¬ 
tung durch Beugung erfahren haben und diese abgebeugten Strah¬ 
len sind es auch, die im Mikroskope wahrgenommen werden. Die 
Spiegellinse des Kondensors entwirft von der Lichtquelle ein stark 
leuchtendes Bild in der Ebene des Präparates; das letzere muss, da 
die Entfernung der Lichtquelle wegen der kurzen Brennweite des 
Kondensors belanglos ist, immer gleich weit von der zweiten Plan- 
Botan. Centralblatt. Band 107. 1908. 87 
