Instrumente, Präparations- u. Conservations-Methoden. 
345 
sich heraus, dass eine Auswechselung des alten Stativs gegen das 
neue, weitere nicht möglich war, weil wegen des grösseren Tubus¬ 
gewichts eine ungünstige Massenvertheilung eintrat, die auch auf 
das Mikrometerwerk einwirkte und das dauernd sichere Funktioniren 
desselben in Frage stellte. Aus diesem Grunde wurde der 
Mikroskop-Oberbau total umconstruirt und bei der neuen Construc- 
tion darauf Bedacht genommen, sowohl die Führungen zweck¬ 
entsprechender anzuordnen als auch die Feinbewegung zarter 
wirkend zu machen, sowie die zur letzteren gehörigen Mechanismen 
sicherer zu lagern. 
Die "Neuanordnung der Führungen wurde dadurch veranlasst, 
dass in Folge des Anwachsens der Objecte, die unter das 
Mikroskop gebracht werden, die Objecttische vergrössert werden 
mussten. Die Ausladung, d. h. die nutzbare Entfernung von der 
Tubusachse bis zum Prisma, die bei den alten Instrumenten nur 
gering war, genügte nun natürlich nicht mehr, man musste sie 
ebenfalls vergrössern und erzielte dadurch einseitiges Ueber- 
gewicht. Die alte Anordnung, wonach die Grobbewegung von 
der Feinbewegung getragen wurde, war nicht mehr verwendbar. 
Zum Zweck der Reduktion des Uebergewichts auf ein Mindest- 
maass wurde bei der neuen Construction die Feinbewegung dicht 
hinter die Grobbewegung geschaltet und beide ganz unabhängig von 
der Ausladung zu einem krahnähnlichen Träger befestigt. Da¬ 
durch wird auch erreicht, dass der Objecttisch nun beliebig ver¬ 
grössert werden kann. 
Das Instrument weicht schon äusserlich beträchtlich von den 
bisher üblichen Formen ab. Wo sonst der Knopf der Mikrometer¬ 
schraube sich befand, ist jetzt ein Bügel, der als Handhabe dient, 
zugleich aber auch eine Versteifung bildet zwischen dem Fein¬ 
führungswerk und dem hohlgegossenen Ständer. Die alte prisma¬ 
tische Führung wird durch einen sehr kräftigen, schwalbenschwanz¬ 
förmigen Schlitten ersetzt, dessen unterer Theil ausgebohrt ist und 
die sehr lange Mutter für die Mikrometerschraube birgt und an 
welchem ferner, sehr solid verschraubt, die Führungsbahn für die 
Grobbewegung sitzt. Die Drehung der Feinbewegung erfolgt erst 
unter Vermittelung einer Schraube ohne Ende, wodurch erstens die 
Feinbewegung genügend verlangsamt und ferner erreicht wird, dass 
auch heftige mechanische Einwirkungen völlig ohne Einfluss auf 
die Feinstellungen bleiben. Endlich ermöglicht die Zwischen¬ 
schaltung der Schraube ohne Ende, Einstellknöpfe, wie sie bei der 
Grobbewegung angebracht sind, auch bei der Feinbewegung anzu¬ 
bringen. Zum Zweck der Dickenmessung ist der linke dieser 
letzteren mit Theilung versehen, deren jedes Intervall einer Höhen¬ 
differenz von 0,002 mm entspricht. Am Stativuntertheil befindet sich 
endlich noch eine verbesserte Bremsvorrichtung, mit deren Hilfe 
man sowohl den Gang der Kippe innerhalb weiter Grenzen regu- 
liren kann, als auch die Umlegung des Instrumentes erleichtert 
wird. Was die Grössen Verhältnisse des neuen Instrumentes an¬ 
langt, so ist noch zu erwähnen, dass die Ausladung 7o mm, die 
Gesammtlänge vom Ständer bis zur Objectivmitte etwa 98 mm 
