LXI 
de cercle portent une division de 0° à 90°, partant du point 
Ouest vers le Nord et vers le Sud. 
Cette boussole est logée dans une monture rectangulaire 
d’acajou, de 8 centimètres sur 10, la longueur du barreau 
aimanté étant de 5 centimètres. Une petite plaque qui peut 
se mouvoir par la pression du doigt, permet de fixer 
l’aiguille dans sa position, soit pour la lecture, soit pour le 
transport. 
Pour faciliter la position horizontale de l’instrument, 
nécessaire pour éviter de notables erreurs dans la détermi¬ 
nation de la direction de couches peu inclinées, un petit 
niveau à bulle d’air est logé dans la monture en bois, 
parallèlement au long côté de l’instrument ouvert. 
Voici maintenant les additions que j’ai apportées à cet 
instrument pour prendre des alignements. 
La première consisté en deux petites pinnules, situées 
dans le prolongement de la ligne E-O. Ces pinnules sont 
munies de charnières, ce qui permet de les loger, lors¬ 
qu’elles sont rabattues, dans des échancrures correspon¬ 
dantes du couvercle de bois. 
Lorsqu’on se sert de ces pinnules pour prendre des ali¬ 
gnements, il y a deux observations qu’il importe de ne pas 
oublier. La première, c’est que l’indication donnée sé rap¬ 
porte, non plus à la ligne N-S., mais bien à la ligne 
E-O. : la direction indiquée par l’aiguille diffère donc 
de la véritable de 90°. Elle devra être corrigée en consé¬ 
quence, dans le cabinet plutôt que sur les lieux : on ajou¬ 
tera ou l’on soustraira 90° suivant que la lecture aura 
indiqué un angle inférieur ou supérieur à un droit. 
En second lieu, la valeur ainsi obtenue ne représente 
qu’un alignement, et non la direction, au sens géogra¬ 
phique, où se trouve le point visé. Par exemple, l’angle 45° 
indique l’alignement N E-SO. ; l’observateur peut donc être 
obligé de noter si le point visé se trouve au NE. ou au S O. 
