LXI1I 
l’instrument soit fixé sur un support qui lui permette de 
tourner sur lui-même dans un plan horizontal. J’espère 
trouver un moyen d’arriver à ce résultat, en laissant l'ap¬ 
pareil tout-à-faît portatif En attendant, l’emploi du miroir 
est surtout avantageux lorsque le vent ou d’autres circon¬ 
stances contrarient la visée parles pinnules. 
Indépendamment du support projeté, il est encore quel¬ 
ques additions, simples et peu dispendieuses, que je crois 
présenter quelque utilité. L’une est l’addition d’un second 
niveau à bulle d’air, à angle droit sur le premier ; l’autre 
est une petite lame métallique, portant 5 centimètres divi¬ 
sés en millimètres et incrustée dans le bord antérieur de 
l’instrument. C’est une échelle qu’il est bon d’avoir toujours 
sous la main. 
Enfin, on peut coller à la face intérieure du couvercle, à 
côté du miroir, deux petites bandes de papier portant une 
table des sinus et une autre des tangentes, tables qui sont 
fréquemment utilisées pour la mesure des épaisseurs, des 
hauteurs, etc. 
À propos de hauteurs, je ne dois pas omettre que l’on 
peut utiliser les pinnules comme niveau de pente : celle-ci 
est donnée par le perpendicule, comme dans la mesure or¬ 
dinaire des inclinaisons; mais, comme la visée est perpen¬ 
diculaire au long côté de l’instrument ouvert, la valeur 
indiquée est le complément de l’angle de pente. Il va de 
soi qu’on se sera assuré, par une observation préalable, 
que le perpendicule marque 0° lorsque la visée est horizon¬ 
tale : si cela n’avait pas lieu, on devrait noter la correction 
à faire à l’occasion. » 
La séance est levée à une heure un quart. 
