MIROIR. 
29 
Ce système a l’inconvénient cle donner deux faisceaux de lumière, 
le premier réfléchi sur la surface supérieure du verre et le second 
sur l’étamage. On remédie à ce défaut en employant du verre très- 
mince, de telle sorte que les deux faisceaux coïncident à très-peu 
de chose près. Dans tous les cas, ce système est encore préférable 
aux miroirs métalliques ou à ceux de verre métallisés sur la surface 
supérieure et dits à la Foucault , miroirs qui se ternissent rapide¬ 
ment et sont bientôt hors de service. 
On doit avoir soin que les miroirs soient bien serrés dans leur 
monture, sans quoi, lorsqu’on les essuie, leur frottement l’un con¬ 
tre l’autre raye ou enlève l’étamage. Les observateurs au microscope 
n’ont pas toujours assez soin du miroir de leur instrument et c’est 
un tort, car un miroir en mauvais état donne une mauvaise lumière ; 
or, surtout avec les forts grossissements, la valeur des observa¬ 
tions micrographiques dépend souvent en grande partie de la na¬ 
ture de l’éclairage, et l’on impute parfois à des défauts dans l’objec¬ 
tif ce qui ne vient que du miroir. 
Le miroir est soutenu sous la platine par un support articulé qui 
doit permettre non-seulement de lui donner toutes les inclinaisons, 
sous l’ouverture de la platine de manière à diriger dans le centre de 
celle-ci un faisceau de lumière perpendiculaire à sa surface, lu¬ 
mière qu’on appelle alors centrale, mais aussi de l’éloigner en avant 
ou sur les côtés, en dehors de l’axe de l’ouverture, sous des incli¬ 
naisons quelconques, afin de diriger sous l’objet un faisceau de 
lumière oblique. Le miroir doit aussi pouvoir se rapprocher et s’é¬ 
loigner de la platine, dans une direction verticale et sans cesser 
de donner la lumière centrale. 
8. i»ieci. — Le pied du microscope avait autrefois la forme d’un 
tambour ou d’une niche dans laquelle était placé le miroir, privé 
ainsi des mouvements de latéralité qui permettent l’éclairage obli¬ 
que dont nous venons de parler. 
Dans les modèles modernes, le pied est constitué par une ou 
deux colonnes verticales fixées sur une plaque métallique de forme 
variable, carrée, discoïde ou plus souvent en forme de fer à cheval 
ou de trépied. Cette plaque métallique doit être épaisse et lourde, 
de manière à donner le plus de stabilité possible à l’instrument. 
