DES SYSTÈMES OBJECTIFS. 
37 
ce qui corrigerait 'par défaut et colorerait les bords de l’image 
suivant la nuance des rayons les moins réfractés après les rouges, 
c’est-à-dire en orangé rougeâtre, teinte très-saillante et à laquelle 
l’œil est le plus sensible. Les objectifs anglais ont très-souvent ce 
défaut, ce qui tient à ce qu’en Angleterre on éclaire très-fréquem¬ 
ment le microscope avec des lampes dont la lumière est naturelle¬ 
ment un peu jaune, ce qui rend insensible la coloration fournie par 
l’objectif, coloration que, pour cette raison, on ne cherche pas à 
neutraliser. 
CHAPITRE 1Y 
DES SYSTÈMES OBJECTIFS 
Nous avons à examiner dans les objectifs la distance focale , le 
grossissement , et X angle cl ouverture. 
Distance focale. — On désigne ordinairement les objectifs d’après 
la longueur focale principale du système des lentilles ou, pour parler 
plus exactement, de la lentille unique qui donneraitlo même grossis¬ 
sement ; ainsi un objectif de 2 millimètres de foyer n’a pas réelle¬ 
ment 2 millimètres de distance focale, mais donne le même 
grossissement qu’une lentille simple qui aurait cette longueur de 
foyer. Malheureusement, ce renseignement n’a qu’une valeur relative 
parce que d’un constructeur à l’autre, des lentilles ou des objectifs 
de même foyer n’ont pas le même grossissement et surtout ont des 
distances réelles, entre la lentille frontale et l’objet, très-variables 
suivant le mode de construction de l’objectif. 
On conserve souvent dans la nomenclature des objectifs, ainsi 
que le font les Anglais et les Américains, l’ancienne notation en pou¬ 
ces et lignes. En Angleterre et en Amérique, les objectifs ne sont 
pas désignés autrement que par çette longueur focale de la lentille 
théorique qu’ils représentent ; en France et en Allemagne, onia 
distingue par des numéros d’ordre ou par des lettres, système qui 
serait plus commode si tous les opticiens avaient adopté la même 
série et si leurs numéros se correspondaient. 
