OBJECTIFS Â IMMERSION. 
47 
C’est l’aberration ainsi produite que l’on corrige dans les objectifs 
dits à correction. Amici avait eu l’idée de placer derrière les trois 
lentilles une quatrième lentille concavo-convexe dont la courbure 
dominante était tantôt convexe, tantôt concave, suivant que l’aber¬ 
ration était plus ou moins grande que celle en prévision de laquelle 
l’objectif avait été construit, c’est-à-dire positive ou négative ; mais 
c’est J. Lister qui mit sur la voie du procédé actuel de correction, 
lequel fut appliqué, pour la première fois, par Andrew Ross, en 
1837, et quia pour principe de rendre variable l’écartement des 
lentilles composant l’objectif. 
Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails théoriques et 
techniques que comporte ce sujet, nous dirons seulement que, quand 
l’aberration est positive, c’est-à-dire produite par une lamelle trop 
mince, on la corrige en écartant les lentilles ; quand elle est né¬ 
gative, produite par une lamelle trop épaisse, on la corrige en rap¬ 
prochant les lentilles. 
Ce résultat, la mobilisation des lentilles, peut être atteint de 
plusieurs manières. On peut éloigner ou rapprocher la lentille fron¬ 
tale des deux autres qui restent fixes, ce qui a l’inconvenient de 
changer en même temps la distance de l’objet à cette lentille fron¬ 
tale et de faire disparaître l’image quand on manœuvre la correc¬ 
tion. On peut faire marcher les deux premières lentilles et laisser 
la dernière fixe, ce qui a le même imconvénient. C’était le 
système de Ross. La lentille frontale et la dernière peuvent s’é¬ 
loigner ou se rapprocher de la seconde, ce qui constitue la correc¬ 
tion double (Hartnack) et fait encore disparaître l’image qui était au 
point. Enfin, on peut laisser la lentille frontale fixe et faire mouvoir 
l’une des deux autres ou toutes les deux, ce qui a l’avantage de 
conserver la distance de l’objet à la frontale et de laisser celui-ci 
toujours visible : on n’a qu’à corriger, par la vis micrométrique, la 
est rapproché des lentilles, en A"; il faudra donc que la correction rapproche le foyer 
du système objectif pour aller chercher le point A". Ce qui se fera en rapprochant 
les unes des autres îes lentilles qui composent ce système. 
Dans le second, couvre-objet trop mince, le point A, que l’opticien avait admis devoir 
être transporté en A', est éloigné de l’objectif, puisqu’il n’est transporté qu’en A'". La 
correction devra donc allonger le foyer de l’objectif pour le rapprocher du point A'", 
ce qui se fait en éloignant les unes des autres les lentilles qui composent cet objectif. 
Telle est toute la théorie de la correction. 
