48 
DES SYSTÈMES OBJECTIFS. 
mise au point légèrement altérée. C’est le système de Nachet, de 
Wenham et de plusieurs autres constructeurs. 
Quant au mécanisme au moyen duquel on réalise ce mouvement, 
il est, dans les objectifs à correction de M. Nachet, combiné de la 
manière suivante. La lentille frontale est montée 
à demeure à l’extrémité d’un tube métallique 
dans l’intérieur duquel est un second tube. Les 
deux autres lentilles (ou seulement la dernière, la 
seconde étant fixée sur la frontale) sont serties 
sur ce tube qui peut se mouvoir dans le premier 
à l’aide d’un collier moleté entourant celui-ci. 
Quand on tourne ce collier, le tube intérieur 
monte ou descend dans le tube extérieur et rapproche ou éloigne 
de a frontale les lentilles qu’il porte. 
Le sens dans lequel il se meut est indiqué à l’extérieur par un 
petit index placé sur le côté de F appareil et vis-à-vis duquel sont 
tracées les deux lettres C et 1), marquant la position de l’index 
quand l'objet est couvert par le couvre-objet, ou découvert (i). 
L’objectif étant, en place, il faut donc, pour établir la correction, 
mettre l'instrument au point et tourner le collier dans un sens ou 
dans l'autre, suivant que la lamelle est épaisse ou mince. Si elle 
est épaisse, il faut tourner en vissant ce qui effectivement visse le 
second tube dans le premier et rapproche les lentilles ; si la lamelle 
est mince, on tourne le collier en dévissant, ce qui produit l’effet 
contraire et éloigne les lentilles. On rétablit le point qui a été al¬ 
téré et l’on continue ainsi jusqu’à ce que l’image ait atteint son 
maximum de netteté. 
La correction n'est réellement utile qu’avec un certain grossis¬ 
sement ; M. Nachet ne l’applique qu’à partir de l’objectif n° 4. 
Objectifs à immersion. 
Mais ce n’est pas tout encore ; après avoir traversé le couvre- 
objet dont, nous venons de voir comment on corrige l’effet, sur les 
(1) Couvert correspond h « verre trop épais », découvert à « verre trop mince ». On 
devrait changer ces expressions qui proviennent d’expériences faites avec les Diatomées 
examinées à découvert (sans couvre-objet) ou couvertes d’une lamelle, et qui ne s’ac¬ 
cordent pas avec les conditions ordinaires de la pratique. 
