LE MICROSCOPE COMPOSE. 
21 
ploi est facile, prompt, commode, ses images très-nettes et droites 
ce qui est necessaire pour la dissection. 
Pour remédier à la brièveté du foyer sous les forts grossissements, 
Ch. Chevalier imagina, en 1833, déplacer une lentille achromatique, 
concave, formant oculaire , au-dessus du doublet et pouvant s’en 
rapprocher ou s’en éloigner. Cette combinaison, qui augmente le 
grossissement et recule le foyer, représente une construction sem¬ 
blable à celle des lunettes ou des lorgnettes de spectacle. 
C’est la même combinaison qui a présidé à la construction de 
l’instrument qu’on appelle loupe de Bruche. 11 consiste en une double 
lentille achromatique montée à l’extrémité d’un tube qui porte, à 
l’autre extrémité, un second tube rentrant dans le premier et muni 
d’une lentille concave. En faisant varier l’écartement des deux sys¬ 
tèmes, on obtient des grossissements variables de 3 à 8 diamètres. 
Cet instrument peut se placer dans la monture du microscope com¬ 
posé, dans le porte loupe ; son foyer est très-long, les images 
droites et très-claires et son prix très-modique (13 à 20 fr.). Il est 
excellent, très-commode et d’un bon usage. Nous le classons aussi 
parmi les accessoires les plus utiles du microscope. 
CHAPITRE III 
LE MICROSCOPE COMPOSÉ 
Le microscope composé consiste essentiellement en une lentille, 
ou un système de lentilles, destiné à donner une image agrandie et 
réelle de l’objet qu’on veut examiner, et en une seconde lentille, ou 
un second système de lentilles, permettant d’observer cette image 
comme à travers une loupe et à lui faire éprouver un nouveau 
grossissement. 
Le premier système de lentilles, placé près de l’objet, porte le 
nom d 'objectif] le second, placé près de l’œil, est appelé oculaire. 
Ils sont fixés aux deux extrémités d’un tube de métal de manière à 
ce que les centres de toutes les lentilles, tant de l’objectif que de 
