20 LES LOUPES ET LE MICROSCOPE SIMPLE. 
croscope. Le microscope simple de Chevalier (fig. 4) est aussi un 
fort bon instrument. 
M. Cosson a inventé une platine à trois pieds, qui d’un côté peut 
porter un microscope simple et de l’autre un microscope composé. 
L’objet étant convenablement disposé et placé sur une lame de 
verre au-dessus de l’ouverture de la platine, on approche l’œil de 
la loupe et l’on fait mouvoir le miroir de manière à réfléchir la lu¬ 
mière sous l’objet. Si l’éclairage est trop vif, on peut le modérer à 
l’aide d’un diaphragme portant des trous de différents diamètres et 
qui se trouve sous la platine. On fait tourner ce diaphragme de ma¬ 
nière à amener sous l’ouverture un trou d’un diamètre approprié à 
l’éclairage qu’on veut produire. Puis, on élève ou l’on abaisse la 
lentille à l’aide de la crémaillère jusqu’à ce qu’on aperçoive nette¬ 
ment l’objet. 
Le microscope simple est un instrument très-commode, particu¬ 
lièrement pour les dissections, tant animales que végétales. Il donne, 
avec un grossissement important, un foyer assez long pour qu’on 
puisse manœuvrer les instruments sous la lentille ; il ne renverse 
pas l’image et est plus facilement maniable pour les petites opéra¬ 
tions courantes des recherches anatomiques, entomologiques et 
botaniques, que le microscope composé. La largeur et la disposi¬ 
tion de la platine, surtout lorsqu’elle porte les plans inclinés que 
nous avons décrits, offrent les meilleures conditions pour qu’on y 
puisse travailler longtemps sans fatigue. Enfin la série des grossis¬ 
sements obtenus par les doublets permettrait l’emploi de cet instru¬ 
ment dans des recherches très-approfondies; cependant lorsque le 
grossissement doit dépasser 100 diamètres, le foyer devient très- 
court., et comme, d’autre part, f’œil doit être appliqué extrêmement 
près de la lentille, le microscope simple cesse d’être aussi commode 
pour les dissections et doit être remplacé par le microscope com¬ 
posé redresseur, dont nous parlerons plus tard. 
Néanmoins, le microscope simple, tombé, en France, dans un ou¬ 
bli qu’il ne mérite pas, est un instrument presque indispensable au 
micrographe pour les préparations sous des grossissements de 20 à 
40 diamètres, presque toujours suffisants. — Nous ne saurions donc 
trop en recommander l’usage. Son prix est très-peu élevé, son em- 
