18 
LES LOUPES ET LE MICROSCOPE SIMPLE. 
encore et plus près du système. Les rayons rendus encore plus 
convergents agrandiront encore l’angle visuel, et la prolongation 
des rayons extrêmes à la distance de la vision distincte donnera 
une image encore plus grande. 
On peut mesurer le pouvoir grossissant d’un doublet comme celui 
d’une loupe, car l’amplification donnée est égale au rapport entre la 
distance focale principale du système et la distance de la vision 
distincte. Mais on obtient toujours ainsi une valeur approximative 
et trop grande, en raison surtout de ce que l’œil ne rapporte pas 
l’image à la distance de la vision distincte, mais à une distance 
beaucoup plus faible. 
On désigne les loupes, les doublets et les objectifs par la longueur 
de leur foyer, et l’on a conservé en général, pour ces désignations, 
les anciennes mesures en pouces et lignes. Yoici, d’après Ch. Che¬ 
valier, le tableau des grossissements obtenus par la série de ses 
doublets : 
Amplification. 500 fois. 
— 480 — 
— 240 — 
— 150 — 
— . 120 — 
— . 60 — 
— 40 — 
— 30 — 
— .. . .,... 24 — 
— . 20 — 
— . .. 15 — 
— .. . 14 — 
— 13 — 
— . 12 - 
II. — Le microscope simple. 
Les doublets peuvent se monter sur des porte-loupes et consti¬ 
tuer ainsi un microscope simple; cependant, pour la commodité de 
leur emploi, on les monte le plus souvent sur un pied un peu plus 
compliqué, offrant une tablette ou platine, sur laquelle on pose 
~ de ligne 
5 
1 
4 ~ ' 
y 
2 _ ' 
3 
4 
1 ligne.. 
3 — _ 
4 — . .. . 
5 — .. 
6 — . 
7 — . 
8 — . 
9 — . 
10 — . 
