46 LES LOUPES ET LE MICROSCOPE SIMPLE. 
cité due à la forme des surfaces, on a établi un diaphragme au mi¬ 
lieu du cylindre, afin de ne laisser passer que les rayons centraux. 
Ce diaphragme est constitué par une entaille circulaire, faite tout 
autour du cylindre et jusqu’à une certaine profondeur dans le verre. 
C’est pourquoi on l’appelle aussi loupe rodée de Brewster ou de 
Coddington. C’est un bon instrument et qui grossit, en général, 
30 fois. 
Wollaston avait aussi imaginé une loupe à surfaces sphériques 
de ce genre, dite loupe périscopiquc. 
Les loupes Stanhope et Brewster ont été importées d’Angleterre, 
en 1838, par Ch. Chevalier. 
r.e «loubiet. — Quels que soient l’utilité et les avantages des lou¬ 
pes, elles ont des inconvénients dont le premier réside dans l’aber¬ 
ration de sphéricité considérable qu’elles produisent lorsqu’on 
veut en obtenir des grossissements un peu importants, ce qui force 
à n’employer qu’une très-petite portion de la surface, limitée au¬ 
tour du centre de figure. 
Car si l’on veut que l’aberration d’une lentille soit peu sensible et 
que l’image soit suffisamment nette, il faut que son ouverture, c’est- 
à-dire la section de la surface utilisée, ne dépasse pas en général 
un arc de 10° à 12°. Si donc on veut donner à cette lentille un grand 
diamètre pour récolter une plus grande quantité de lumière et avoir 
une image brillante, elle devra avoir des courbures peu prononcées 
et, par conséquent, un très-long foyer et donner un faible grossisse¬ 
ment. Les lentilles très-convergentes doivent donc, pour la même 
raison, avoir un très-petit diamètre, puisque, le rayon de courbure 
étant très-petit, l’angle d’ouverture ne peut être très-petit, que si le 
diamètre de la lentille est lui-même très-petit. 
Toutefois, on peut calculer la courbure qu’il faudrait donner aux 
deux faces d’une lentille, composée d’un verre ayant un indice de 
réfraction connu, pour que les rayons parallèles forment leur foyer 
en un point exact. On trouve ainsi, par exemple, qu’une lentille en 
flint-glass dont l’indice de réfraction est 1,686 donne une aberra¬ 
tion très-peu sensible quand la face d’émergence du rayon lumineux 
est plane. C’est pourquoi nous verrons employer dans la construc¬ 
tion des microscopes beaucoup de lentilles plan-convexes. 
