60 
DES SYSTÈMES OBJECTIFS. 
des objectifs très-puissants (n° 8 Nachet, 10 Hartn. et Prazm., 
1 /10 e de p. Beck, 1 /8 e ou 1 /42 e Powell, 1 /16 e Zeiss) avec une 
lumière très-oblique ou les condensateurs dont nous parlerons plus 
tard. Avec les grossissements les plus considérables qui aient été 
réalisés, on parvient à reconnaître que ces stries onduleuses pa¬ 
raissent formées de points disposés par séries parallèles en zigzags. 
Les Navicula affinis, Amphipleura pellucicla sont encore plus 
difficiles à résoudre et montrent, la première, des lignes longitu¬ 
dinales faciles à distinguer, et des lignes transversales d'une très- 
grande difficulté ; la seconde, des lignes transversales sur les bords, 
que bien peu de micrographes ont été à même de reconnaître. 
Il en est de même des lignes longitudinales du Navicula Amicii , 
et des stries longitudinales et transversales du Grammatophora 
subtilissima . (Voir III e partie, ch. xv.) 
Nobert, habile opticien de Poméranie, a remplacé autrefois les 
test-objets par des divisions micrométriques d’une finesse inouïe, 
et qu’il obtenait par un procédé qui est resté secret. Ce test de 
Nobert était formé d’une plaque de verre sur laquelle étaient tra¬ 
cés des groupes de lignes parallèles, groupes qui furent portés 
jusqu’au nombre de 30. L’écartement des lignes allait en dimi¬ 
nuant de groupe en groupe, jusqu’à atteindre une finesse inouïe ; 
ainsi, l’écartement des lignes était : 
Dans le 1 er groupe de. 0,001000 de ligne. 
5 e — 0,000550 — 
10 e — 0,000275 — 
15 e — 0,000200 — 
20* — 0,000167 — 
25 e — 0,000143 — 
30 e — 0,000125 — 
L’espace d’un millimètre dans le premier groupe contenait 443 
divisions; dans le 15 e , 2,215, et dans le 30 e , 3,544. Mais, malgré 
la perfection de ces merveilles de la mécanique, elles sont, en 
raison de la nature du verre et des conditions matérielles de l’exé¬ 
cution, diffilement identiques et restent, en somme, moins faciles 
et moins sûres à employer que les Diatomées (1). 
(1) Toutes les préparations de Diatomées et autres test-objets se trouvent à Paris 
chez M. J. Bourgogne, rue Monge, n. 57. 
