68 
SÉRIES DES MODÈLES DE MICROSCOPES. 
CHAPITRE YI 
SÉRIES DES MODÈLES DE MICROSCOPES 
Les opticiens ont construit des microscopes sur un grand nom¬ 
bre de formes que nous ne pouvons décrire ici ; nous devons nous 
borner, dans P énumération que nous avons à faire des principaux 
modèles, à ceux auxquels on s’est arrêté dans ces dernières années 
et qui résument tous les progrès qu’a faits jusqu’à ce jour Part si dif¬ 
ficile de l’optique de précision. 
C’est ainsi que les ressources nouvelles qu’ont fournies les procé¬ 
dés d’éclairage oblique ont fait renoncer aux anciens microscopes 
droits, dits à tambour ou à niche , dans lesquels les mouvements 
limités du miroir ne permettaient que l’emploi delà lumière cen¬ 
trale. 
On a de même à peu près renoncé aux microscopes horizontaux 
comme en construisait Arnici et après lui Ch. Chevalier dans son 
grand modèle dit universel. La plus employée de toutes les formes 
et la plus commode, est la forme verticale ou bien la forme dite 
à inclinaison dans laquelle le corps du microscope peut être main¬ 
tenu dans toutes les positions entre la verticale et l’horizontale, 
mais où, dans tous les cas, la platine est libre par-dessous et per¬ 
met l’éclairage sous toutes les incidences. 
La forme aujourd’hui employée revient d’une manière générale 
à celle du microscope de Strauss, telle que la construisent depuis 
longtemps Ch. Chevalier, puis son fils le docteur Arthur Chevalier, 
et MM. Nachetpère et lils, dont la maison est aujourd’hui repré¬ 
sentée par M. A. Nachet, et qui ont fait faire à l’optique pratique 
les plus importants progrès ; MM. Hartnack et Prazmowski et la 
plupart des bons constructeurs ont aussi adopté cette forme. 
série Cachet. —Le microscope grand modèle deM. Nachet est 
un magnifique instrument (tig. 17) reposant sur deux colonnes fixées 
sur un pied lourd en fer à cheval. Ces deux colonnes supportent 
l’axe horizontal sur lequel tourne le corps du microscope pour pren¬ 
dre toutes les inclinaisons jusqu’à l’horizontale. 
