74 SÉRIES DES MODÈLES DE MICROSCOPES. 
Ce petit modèle est très-employé pour les recherches cliniques 
qui doivent se faire rapidement et ne comportent pas toujours 
l’emploi d’un instrument compliqué, à moins qu’il ne soit manié 
par un observateur habitué aux observations microscopiques et 
pour qui l’adaptation d’un modèle plus complet ne coûte ni plus de 
temps ni plus de travail que celle d’un petit modèle. 
Quant au troisième petit modèle, c’est un microscope queMM.Na- 
chet ont construit, pour les recherches de sériciculture. Il a été établi 
dans des conditions de simplicité et de bon marché peu communes, 
mais rendues nécessaires par la destination spéciale de l’instru¬ 
ment dont les Comices agricoles et les éleveurs de vers à soie font 
un constant usage. 
Le pied est en fonte de fer. L’éclairage oblique et celui des 
corps opaques n’étant pas utiles, le miroir n’est plus monté sur 
trois articulations, mais sur une seule qui lui permet de donner 
toujours la lumière centrale, et la loupe à lumière est supprimée. 
Il est accompagné de l’oculaire n° 2 et de l’objectif n° 3 donnant 
ainsi un grossissement maximum de 380 diamètres. Si l’on veut 
obtenir un grossissement moindre, on peut le réaliser en faisant 
rentrer le second tube du tirage dans le premier, ce qui diminue 
la distance de l’oculaire à l’objectif et abaisse l’amplification d’un 
tiers environ. 
Dans ces conditions, l’instrument coûte 80 francs, mais en rem¬ 
plaçant, l’objectif n° 3 par le n° 5, ce qui élève le grossissement à 
300 diamètres, son prix est de 90 fr. Nous conseillerons toujours 
aux sériciculteurs qui se contenteront de ce modèle d’employer 
l’objectif n° 5 au lieu du n° 3, le grossissement de 300 diamètres 
nous semblant indispensable pour la recherche des corpuscules de 
la pébrine et surtout du ferment de flacherie. 
Série Chevalier. — La maison Chevalier est une des plus an¬ 
ciennes de France, et Ch. Chevalier, en particulier, a enrichi l’ârt 
de l’opticien de beaucoup de découvertes importantes ; il a le 
premier construit un grand nombre d’instruments qui sont restés 
parmi les meilleurs et surtout s’est illustré en achromatisant le pre¬ 
mier les lentilles de microscope, quoique Biot eût déclaré la chose 
impossible. 
