SÉRIE HARTNACK ET PRAZMOWSKI. 79 
toire de Yarsovie, fabrique d’excellents instruments et des objectifs 
de premier ordre. 
Le grand modèle (n° YII du catalogue), est supporté par un pied 
très-lourd, en fer à cheval, sur lequel s’élève un pilastre à charnière 
qui supporte la platine et le corps du microscope. Le mouvement ra¬ 
pide est fourni par une crémaillère mue à l’aide d’un double bouton 
moleté, et le mouvement lent par une vis micrométrique que com¬ 
mande le bouton placé au-dessus de la colonne ; mais la tige qui 
traverse cette colonne et sur laquelle la vis micrométrique la fait 
monter et descendre en même temps que le tube du microscope qui 
y est fixé, a la forme d’un prisme triangulaire : l’instrument est, 
comme on dit, monté à prisme , ce qui préserve l’axe optique de tout 
déplacement latéral et garantit un excellent centrage. Pour assurer 
encore ce centrage, le tube qui est à tirage ne glisse pas dans un 
collier ou coulant ; on ne peut l’enlever qu’en le désengrenant. La 
platine, très-solide aussi, est carrée, large, garnie d’une plaque de 
glace dépolie et tournante. Par-dessous, une plaque métallique per¬ 
cée d’un trou glisse, comme un tiroir, dans deux coulisses et porte le 
tube destiné à recevoir les condensateurs, polarisateurs, ou, à son 
extrémité supérieure, les diaphragmes mobiles percés d’ouvertures 
de différentes grandeurs. Ce tube, qui glisse verticalement, à frot¬ 
tement dur, dans la douille qui le supporte peut ainsi être élevé ou 
abaissé avec les diaphragmes dont il est muni ou même enlevé tout 
à fait. A sa partie inférieure, il porte un pas de vis dans lequel on 
peut fixer un cadre à coulisses destiné à recevoir des disques de 
glace bleue, de couleur plus on moins intense, pour modifier la 
teinte de la lumière qui éclaire l’objet, particulièrement quand on 
emploie la lumière jaune des lampes ou la chambre claire avec un 
faible grossissement. Le miroir, plan d’un côté, concave de l’autre, 
est monté sur une double articulation pour donner l’éclairage obli¬ 
que sur les deux côtés. On peut encore l’élever ou l’abaisser en fai¬ 
sant glisser sa monture dans une rainure entaillée dans la tige du 
corps (fig. 26). 
Cet instrument en raison de sa construction et de la force de ses 
pièces est d’une solidité et d’une fixité à toute épreuve. Sa hau¬ 
teur, quand le tube est entièrement tiré (sans objectif) est de 0 m ,35. 
