SÉRIE R. ET J. BECK. 
87 
l’instrument, et c’est l’observateur lui-même qui centre les conden¬ 
sateurs, polarisateurs et autres accessoires adaptés sous la platine, 
et dont chacun est doué, dans ce but, de deux mouvements rec¬ 
tangulaires. Mais si l’instrument paraît compliqué au premier abord, 
il faut ajouter que le mécanisme, du moins sur les microscopes qui 
sortent des grandes maisons, fonctionne supérieurement et qu’on 
s’habitue bien vite à le manœuvrer. 
série b. et «i. Beck. — L’ancienne et excellente maison R. et 
J. Beck construit d’admirables instruments dont nous devons don¬ 
ner une description rapide. Chaque modèle est double, monoculaire 
et binoculaire, car le microscope binoculaire est aussi répandu en 
Angleterre qu’il est malheureusement rare en France. Le grand 
modèle de MM. Beck (pi. I) se compose d’un double tube réuni en 
un seul à sa partie inférieure et mesurant 0 ra ,25 de hauteur. A sa 
partie supérieure, les oculaires peuvent s’élever à l’aide d’une cré¬ 
maillère, et, en s’élevant ou s’abaissant, ils s’écartent ou se rappro¬ 
chent suivant l’écartement des yeux de l’observateur. Le système de 
prisme (système Wenham) qui fournit la vision binoculaire est situé 
au-dessus de l’objectif, et, en tirant la boîte qui le contient hors du 
corps, à l’aide du petit bouton qui la meut, on peut la faire sortir de 
l’axe optique et employer le tube droit pour la vision monoculaire. 
Le tube est monté à crémaillère sur une tige solide qui tourne 
autour d’un axe horizontal supporté par deux colonnes reposant 
sur un large trépied. Cette tige peut ainsi s’incliner à volonté avec 
le tube qu’elle porte par en haut, la platine, la sous-platine et la 
miroir plan-concave qu’elle soutient par en bas. Le miroir peut se 
mouvoir dans tous les sens pour donner l’éclairage oblique, s’élever 
et s’abaisser sur la tige. Quant à la platine, c’est un véritable chef- 
d’œuvre de construction : circulaire dans ce modèle, elle peut tour¬ 
ner autour de son centre par un pignon placé au-dessous et qui 
s’engrène dans une crémaillère circulaire; elle est divisée sur le 
pourtour et peut servir de goniomètre. A sa surface supérieure, elle 
porte un petit cadre mobile à ressorts, entre les bords duquel se 
prend et s’assujettit le porte-objet. Deux vis latérales, placées l’une 
à côté de l’autre, de sorte qu’on peut les manœuvrer de la main 
droite, et même simultanément, font mouvoir ce cadre dans les deux 
