88 
SÉRIES DES MODÈLES DE MICROSCOPES. 
sens rectangulaires que nous avons indiqués. Enfin, la platine est 
percée à son centre d’un large trou rond devant lequel on peut 
amener un disque diaphragme doué d’un mouvement excentrique. Ce 
disque est composé d’un grand nombre de lamelles métalliques qui, 
lorsqu’on touche un petit bouton, s’écartent régulièrement les unes 
des autres et forment au centre du disque une ouverture circulaire 
dont on varie le diamètre à volonté depuis 0 m ,03 jusqu’à la finesse 
d’un trou d’aiguille, ou qu’on ferme’ complètement en poussant le 
bouton ; ce charmant petit appareil, très-bien nommé par M. Beck, 
iris-diaphragm (contracting diaphragm de M. Swift) est, en réa¬ 
lité, une pupille qui remplace avantageusement la série de petits 
disques percés, qu’on place dans l’ouverture de la platine de nos 
microscopes, mais il ne peut pas s’élever jusqu’au contact du porte- 
objet. 
Nous avons dit que le mouvement rapide du tube optique est 
donné par une crémaillère mue à l’aide d’un double bouton; le mou¬ 
vement lent est fourni par une vis micrométrique placée en avant 
du tube, au-dessus de l’objectif, et qui agit sur une pièce intérieure 
à laquelle se visse l'objectif. Si, par hasard, ce dernier arrive au 
contact de la préparation, au lieu de la crever, il rentre dans le 
tube avec la pièce qui le porte et que pousse un ressort très- 
doux (1). De plus, la tête de la vis est très-large et graduée en 
fractions de pouce, de sorte qu’on peut savoir à chaque instant de 
combien de fractions de pouce ou de ligue on a fait avancer l’ob¬ 
jectif. Ce système permet, par la mise au point pour la surface 
supérieure d’un objet et la mise au point pour la surface inférieure, 
de mesurer l’épaisseur de cet objet, et, par exemple, de la lamelle 
mince qui recouvre la préparation. Cette épaisseur étant connue, 
on peut savoir immédiatement, par un tableau établi d’avance, à 
quelle division de la graduation il faut arrêter l’index de chaque 
objectif à correction pour avoir l’image la plus nette, et il ne reste 
qu’à retoucher la correction pour l’obtenir parfaite sans longs 
tâtonnements. 
(1) On sait que M. Nachet emploie ce système dans son grand modèle, lequel com¬ 
porte un appareil binoculaire et une platine tournante à deux mouvements rectan¬ 
gulaires, comme les grands modèles anglais. 
