SÉRIE R. ET J. BECK. 
89 
Enfin, sous la platine est un cylindre de cuivre, qu’on peut en 
rapprocher ou en éloigner à l’aide d’une crémaillère ; il est exac¬ 
tement centré et destiné à recevoir les condensateurs, polarisateurs, 
paraboloïdes et autres appareils modificateurs de la lumière. 
Le prix de ce superbe instrument, accompagné d’un tube à tirage 
supplémentaire qui peut s’introduire dans le tube droit du micro¬ 
scope, de deux paires d’oculaires et de quelques petits accessoires, 
est de 880 fr., sans objectifs. — Le même modèle, monoculaire, ne 
coûte que 700 fr. La composition optique et le choix des accessoires 
est laissé à la volonté des acquéreurs. La série des objectifs, qui 
comprend quinze numéros, depuis 4 pouces de foyer jusqu’à 1 /40 de 
pouce, est de premier ordre comme construction, et est pourvue de 
correction depuis le 4/10 de pouce. 
Un second et un troisième modèles, semblables au précédent, 
n’ont plus la platine tournante et sont portés sur une seule colonne 
à charnière. Ce sont encore de forts beaux instruments monocu¬ 
laires ou binoculaires à volonté, et auxquels la platine tournante 
peut être ajoutée à peu de frais. Leur prix varie de 750 à 500 fr. 
sans objectifs ni accessoires. 
Les instruments de la seconde classe construits par MM. R. et 
J. Beck, sont des microscopes d’étudiant dont la platine se meut 
rectangulairement, mais qui n’ont plus de cylindre à crémaillère 
sous la platine pour ajuster les appareils d’éclairage. Monoculaires 
ou binoculaires, d’ailleurs, munis d’un double miroir articulé, d’un 
mouvement lent et d’un mouvement rapide, ce sont toujours des 
instruments sérieux et capables de bons services. Leur prix varie 
de 500 à 80 francs. 
Les microscopes de troisième classe de MM. Beck comprennent 
entre autres le « microscope populaire » qui est fort ingénieux. Le 
pied est triangulaire etla colonne qui supporte la tige à laquelle sont 
fixés, par en haut, le tube, au milieu la platine et, par en bas, le 
miroir, est elle-même une plaque triangulaire dont la base se meut 
à charnière sur un des côtés du triangle formant le pied. La tige est 
de même mobile autour d’un axe horizontal et peut prendre toutes 
les inclinaisons sur son support. 11 résulte de cette combinaison que 
le microscope peut être vertical, incliné ou horizontal, et peut même 
