93 
SÉRIE POWELL ET LEALAND. 
D’ailleurs tout ce mécanisme se fait remarquer par son admirable 
précision et son extrême facilité de maniement ; tous ces instruments 
constituent de magnifiques pièces auxquelles on ne peut reprocher 
que leur prix élevé. Le mécanisme est, d’ailleurs, beaucoup moins 
compliqué dans les modèles de classe inférieure, qui restent néan¬ 
moins des microscopes de très-bonne construction. Les prix varient 
de 1,100 à 350 fr. pour les instruments binoculaires, et de 800 à 
175 fr. pour les microscopes monoculaires, mais nus, sans objectifs 
ni accessoires autres qu’un oculaire. 
La série des objectifs de MM. Th. Ross et C ie est nombreuse et se 
compose de vingt numéros depuis 4 pouces de foyer jusqu’à 1/25 de 
pouce, à correction depuis 1 /2 pouce et qui, depuis 1/5 de pouce, 
peuvent être employés à sec ou à immersion en changeant la distance 
des lentilles à l’aide du collier. 
Série Poweii et lieaiami. — Parmi les grandes maisons anglaises 
nous devons encore citer celle de MM. Powell et Lealand, l’une 
des plus célèbres de l’Europe pour la construction des objectifs. 
Nous lui connaissons cinq modèles principaux de microscopes qui 
ont, comme disposition, une grande analogie avec le modèle Ross. 
Ils sont tous portés sur un large et solide trépied qui leur donne 
une stabilité extrême. La tige, qui s’incline à volonté, se termine à sa 
partie supérieure par la vis du mouvementlentà tète divisée tournant 
devant un index. Le mouvement rapide est donné par une crémail¬ 
lère. La platine, quoique très-solide, est mince, pour permettre 
un éclairage très-oblique par le miroir à bras articulé. Elle tourne 
autour de son axe à l’aide d’une crémaillère circulaire et d’un pi¬ 
gnon placés par-dessous, et le chevalet mobile entre les lames duquel 
on pince le porte-objet est porté sur une pièce à double mouvement 
rectangulaire. Les tiges des deux vis qui commandent ces deux 
mouvements sont l’une dans l'autre , de sorte que les deux têtes 
tournent sur un même axe et l’on peut, sans déplacer les doigts, mou¬ 
voir la vis interne, ou la vis externe, ou toutes les deux à la fois. Les 
lames auxquelles se transmettent ces mouvements rectangulaires 
sont divisées en fractions de pouces, de sorte qu’en notant la posi¬ 
tion des divisions du système transversal et du système longitudinal, 
lorsqu’un objet déterminé est dans le champ du microscope, on 
