MICROSCOPES DE DISSECTION. 
99 
il est tout monté. Il comporte un oculaire avec trois objectifs n os 3, 5 
et 8 à immersion, et donne par conséquent à peu près les mêmes 
grossissements que ceux de M. Nachet. Son prix est de 200 fr. 
M. J. Swift, de Londres, construit aussi des modèles de poche 
dont la disposition est des plus ingénieuses. Celui que représentent 
les figures 35 et 36 mesure, tout monté mais plié, 15 centimètres 
de longueur; son prix est de 250 francs. 
Microscopes tie dissection. — Lorsqu’on veut disséquer sous le 
microscope des tissus délicats ou des animaux trop petits pour 
qu’on puisse se servir de simples loupes, on se sert ordinairement 
de microscopes simples, mais ceux-ci sont incommodes lorsqu’on 
doit opérer avec un certain grossissement, parce qu’ils forcent à 
tenir l’œil très-près du doublet, dans une position gênante. Il faut 
alors employer des microscopes composés, mais ils renversent les 
images, ce qui, sous des amplifications de 30 à 40 diamètres, rend 
la dissection presque impossible. 
C’est pour remédier à ces inconvénients que M. Nachet a con¬ 
struit le microscope à dissection connu sous le nom de microscope 
du professeur Robin, ce dernier lui en ayant suggéré l’idée. 
Cet instrument renferme, au-dessus de l’objectif, un premier 
prisme que les rayons lumineux traversent en s’y réfractant et se 
réfléchissant verticalement dans l’axe du tube, de manière à redres¬ 
ser l’image dans un seul sens. Le second prisme fait, partie de la len¬ 
tille oculaire et sa face supérieure se trouve inclinée à environ 45°. 
L’image se trouve ainsi redressée et projetée en avant, ce qui dis¬ 
pense d’incliner la tête pour regarder dans le microscope. 
L’objectif est composé de trois lentilles d’un faible grossissement 
qu’on peut employer séparément ou associer de manière à obtenir 
des amplifications de 6 à 60 diamètres. La lumière n’ayant à traver¬ 
ser, de plus que dans les microscopes ordinaires, que le premier 
prisme, est très-peu affaiblie ; aussi on peut, pour les forts gros¬ 
sissements, ajouter à l’objectif une quatrième lentille qui fait fonc¬ 
tion de condensateur. 
La distance frontale varie de 5 centimètres à 1 centimètre, ce 
qui permet l’emploi des instruments de dissection. La platine peut 
d’ailleurs être remplacée par une large plaque de cuivre sur laquelle 
