MICROSCOPE CHIMIQUE. 101 
brique aujourd’hui, était renversé, l’objectif situe au-dessous de la 
platine et regardant l’objet par-dessous. 
Le microscope chimique de M. Nachet (fig. 37) se compose d'un 
tube porte-objectif vertical fixé sur une boîte contenant un prisme 
qui réfléchit les rayons venant del’ohjet dans l’axe d’un tube porte- 
oculaire dont la position est des plus commodes. L’objectif peut 
être rapproché autant qu’on le désire de la préparation placée au- 
dessus de lui sur la platine. 
L’éclairage est donné par en haut, et un diaphragme à tube 
permet de le modifier comme dans le microscope ordinaire. 
Un mouvement spécial permet de reculer le corps du microscope 
Fig. 37, — Microscope chimique de Nachet. 
ou de rejeter le tube porte-objectif de côté, soit pour chauffer la 
préparation, soit pour changer les objectifs. La platine est dorée 
pour résister à l’action des réactifs, et l’on peut lui adapter une 
plaque longue pour chauffer la préparation de loin avec une lampe à 
alcool. 
L’instrument comporte un goniomètre pour mesurer les angles 
des cristaux. 
Cette disposition est indispensable aux recherches chimiques, car 
le dégagement des vapeurs produites par les réactions rend im¬ 
possible l’emploi des microscopes ordinaires dont les objectifs et 
les cuivres sont bientôt hors de service, en raison même de leur 
position au-dessus de la platine. 
