102 
MICROSCOPES SPÉCIAUX 
Microscopes avec chambre humide, chambre à gaz ou à tempéra¬ 
ture variable. — Cet instrument construit par M. Nachet est destiné 
à des recherches spéciales pour lesquelles il est impossible de le 
remplacer par aucun autre. Quand il s’agit par exemple d’étudier 
les éléments anatomiques dans des milieux gazeux divers, ou à des 
températures différentes, le développement de certains organismes 
animaux ou végétaux, Ferments, Micrococcus, Infusoires, Sporo- 
spermies, Zoospores, dans une atmosphère humide, dans des gaz 
différents, sous des pressions particulières, dans des liquides à des 
Fig. 38. — Microscope renversé, de Nachet, pour l’étude dans les milieux gazeux. 
températures données, il faut avoir recours au microscope renversé 
de Nachet (fig. 38). 
Ce microscope est renversé comme le microscope chimique. La 
mise au point se fait par le tube porte-objectif, sauf que la vis 
micrométrique Y du mouvement lent agit sur la platine. 
La platine elle-même porte une petite cuve circulaire C, en verre, 
