MICROSCOPES BINOCULAIRES. 
103 
dont le fond, percé d’un trou, est garni d’un verre mince luté au 
baume du Canada. Si ce verre mince vient à être brisé, on le rem¬ 
place facilement. C’est dans cette petite cuve et sur le verre mince 
qu’est déposé l’objet à étudier. On la recouvre avec un disque de 
verre parfaitement plan dont on enduit les bords de glycérine ou 
d’un autre liquide agglutinatif, ce qui forme une fermeture hermé¬ 
tique. 
La cuve est maintenue en place ainsi que son couvercle par 
trois petites colonnes munies d’une languette faisant pression à 
l’aide d’une vis. Elle est percée de deux ouvertures latérales et 
opposées, garnies de robinets R,R'. C’est par ces deux tubulures 
qu’on peut faire passer, sur l’objet, un courant de gaz ou d’eau à une 
température donnée, créer une atmosphère sous une pression dé¬ 
terminée. En un mot, on peut étudier l’objet dans un milieu quel¬ 
conque. En plaçant dans la cuve ou cellule, une petite éponge ou 
du papier brouillard imbibé d’eau, on crée une atmosphère humide 
dans laquelle on peut étudier et conserver très-longtemps les élé¬ 
ments ou les corpuscules qu’on ne pourrait examiner dans les con¬ 
ditions ordinaires, à cause de leur prompte dessiccation. Ce procédé 
permet donc de suivre le développement de certains organismes 
dans toutes ses phases successives. 
La cellule ayant dû être fixée sur la platine, on ne peut pas la dé¬ 
placer pour rechercher l’objet au-dessus de la lentille, c’est, donc le 
corps et l’objectif qui, par une disposition nouvelle, se déplacent 
sur le pied à quatre colonnes qui supporte l’instrument, à l’aide de 
de deux vis O et T perpendiculaires l’une à l’autre. 
Par ce procédé, une fois l’objet, fixé dans la cuve et celle-ci éta¬ 
blie sur la platine, on peut mettre le microscope au point, cher¬ 
cher l’objet, ou ses différentes parties, changer les objectifs (que 
l’on peut employer très-forts) sans avoir à se préoccuper de la 
cellule qui peut être reliée par des tubes en caoutchouc à un 
appareil quelconque producteur de gaz ou de vapeurs. De plus un 
appareil à température constante et automatiquement fixe est joint 
à cet instrument. 
Microscopes binoculaires. — M. Nachet construit aussi des mi¬ 
croscopes spécialement binoculaires donnant les effets stéréosco- 
