MIROIR DE LIEBERKÜHN. 
10’ 
Dans les microscopes de petit modèle la loupe, pour éclairer le 
corps opaque, s’adapte soit à un angle de la platine, soit au corps 
du microscope (L, fig. 5). 
La distance frontale excessivement courte des objectifs forts 
constitue un obstacle considérable à l’éclairage direct des corps 
opaques par le procédé que nous venons d’indiquer. On comprend, 
en effet, que la lentille frontale de l’objectif ne se trouvant, dans 
ce cas, qu’à une fraction de millimètre de l’objet, il devient impos¬ 
sible de faire tomber sur la préparation un faisceau de lumière 
capable de l’éclairer par-dessus. C’est pour parer à cet inconvé¬ 
nient que l’on fait usage du miroir de Lieberkühn. 
Miroir de Ldeberkühn. —Dès 1668, Leeuwenhoeck employait,, 
pour éclairer les objets sur la platine, un miroir ou réflecteur con¬ 
cave en cuivre poli, placé au-dessus de l’objet, et que l’objectif tra¬ 
versait en son milieu, de manière que le foyer du miroir coïncidait 
avec celui de l’objectif. 
En 1740, Lieberkühn, dont ce miroir a gardé le nom, employait un 
réflecteur semblable en argent poli. Ces instruments avaient l’incon¬ 
vénient de s’oxyder très-rapidement, aussi fabrique-t-on maintenant 
les miroirs de Leeuwenhoeck ou de Lieberkühn, en verre argenté. 
Ils s’adaptent autour de l’objectif et recouvrent la platine comme 
une sorte de dôme dont la surface interne est réfléchissante. 
Pour en obtenir tout l’effet, il faut enlever le diaphragme mobile 
de manière à donner à l’ouverture de la platine le plus grand dia¬ 
mètre possible. Par-dessous, le miroir plan est disposé de manière à 
envoyer un large faisceau de lumière à travers cette ouverture, au 
milieu de laquelle est placé, sur une lame de verre, l’objet opaque. 
Tous les rayons qui passent autour de lui vont frapper la surface 
concave du miroir de Lieberkühn et se réfléchissent au foyer de ce 
miroir, c’est-à-dire précisément au point où est place l’objet qui 
reçoit ainsi sur sa surface supérieure un éclairage très-vif. 
Si l’objet opaque présente des parties très-brillantes, comme les 
élytres d’insectes ou autres préparations sèches, la lumière réflé¬ 
chie produit souvent des miroitements gênants pour l’œil de l’ob¬ 
servateur. Il faut alors modifier l’éclairage, soit en couvrant le mi¬ 
roir réflecteur du microscope avec un disque de verre dépoli, depor- 
