CONDENSATEUR ACHROMATIQUE. 113 
marginale de plus en plus étroite, ce qui réalise un éclairage de 
plus en plus oblique. Enfin, deux autres ouvertures n’admettent 
que des pinceaux passant par une partie seulement de la zone mar¬ 
ginale. 
Avec ce condensateur on réalise donc des effets d’éclairage obli¬ 
que, en même temps qu’on peut concentrer sur l’objet un très-large 
cône de rayons lumineux (160° d’ouverture) et avec des objectifs 
dont l’angle est aussi très-ouvert, on conçoit qu’on obtient des ef¬ 
fets très-remarquables et, par exemple, la résolution des Diatomées, 
avec des objectifs de d /4,1/5, 1 /8 de pouce (Beck, Powell et Lea- 
land), et un éclairage très-net avec les énormes grossissements 
des objectifs de 1/40 et 1/50 de pouce (1) dont l’usage, surtout 
avec des oculaires forts, est à peu près impossible sans conden¬ 
sateur. 
On règle le foyer de ce condensateur, foyer qui est très-court, 
et on éclaire l’appareil avec le miroir-plan ou mieux avec un 
prisme rectangulaire qu’on substitue au miroir et qui réfléchit les 
rayons totalement et sans dispersion sur les deux surfaces. On a 
soin de le centrer exactement à l’aide de deux vis placées à angle 
droit sur sa circonférence. 
Le condensateur achromatique cle Ross est construit sur les 
mêmes principes. Son foyer est plus long et il représente un objec¬ 
tif de 2/5 de pouce de foyer. Son angle d’ouverture est de 110° 
et il porte deux disques tournant l’un au-dessus de l’autre ; le 
premier est percé de huit trous de plus en plus petits qui font éd- 
croître l’angle d’ouverture de 110° à 20°; le second porte trois 
trous circulaires obturés au centre pour ne laisser passer que les 
rayons d’une zone marginale plus ou moins étroite, et des trous 
latéraux qui n’admettent que des pinceaux provenant d’une partie 
plus ou moins grande de cette zone. La tranche de ces disques 
porte des chiffres qui indiquent la valeur de l’angle du cône lumi¬ 
neux admis par chaque trou du diaphragme quand on l’a fait arriver 
dans l’axe du condensateur, et des lettres qui font connaître la 
(1) L’objectif 1/40 de pouce de Beck avec l’ocul. 5 est coté comme donnant un grossis¬ 
sement de 9,900 diamètres avec un microscope de 25 centimètres de hauteur. L’ob¬ 
jectif 1/50 de pouce Pow. etLealand fournit une amplification de 15,000 diamètres. 
8 
