CONDENSATEUR DE SWIFT. 
m 
champ noir, ou des lames sensibles de sélénite pour la lumière po¬ 
larisée. On peut amener successivement toutes ces cellules dans 
l’axe du condensateur et les rondelles y peuvent tourner autour de 
leur centre. Enfin un levier tournant porte deux autres cellules D 
qu’on peut amener au-dessus de chacune des cellules du disque E. 
L’une de ces cellules (D) tournant dans sa monture autour de son 
propre centre (l’autre n’est pas visible sur la figure) peut rece¬ 
voir une lame de mica destinée à opérer des changements de 
couleurs avec chacune des lames de sélénite, lorsqu’on opère 
avec la lumière polarisée. En effet, un prisme polarisateur F, monté 
sur un excentrique, peut être amené dans l’axe optique. Cet 
appareil, très-commode, se monte, à l’aide de la crémaillère G, 
à la place de la sous-platine du microscope de M. J. Swift, et peut 
être centré par les vis C,C. Il peut être d’ailleurs installé sous tous 
les instruments dont la platine est suffisamment élevée (1). 
Le même opticien construit un autre condensateur « populaire » 
établi sur les mêmes principes, mais plus simple. 
Condensateur du » r Abbé. — Le condensateur du professeur 
Abbé , à Iéna, construit par Zeiss, est l’un des meilleurs instru- 
(1) L’emploi du condensateur de Swift peut être réglé delà manière suivante pour 
la plupart des recherches dans la lumière ordinaire et dans la lumière polarisée. 
On commence par centrer l’appareil en coiffant la lentille frontale d’un petit dia¬ 
phragme percé d’une ouverture très-étroite et on vise avec un objectif faible (1 pouce) 
cette ouverture qui doit se trouver au milieu du champ, ou qu’on y amène à l’aide 
des deux vis placées à angle droit sur la monture du condensateur (C, C, fig. 42). On 
peut alors enlever le petit diaphragme. On place dans les ouvertures du dia¬ 
phragme tournant E l’une des rondelles à lumière périphérique (le n° 3 par exemple), 
et deux des disques sensibles de sélénite, en ayant soin que le trait marqué sur leur 
bord coïncide avec celui qui est tracé sur la marge de chaque cellule du diaphragme. 
Dans les deux ouvertures de la pièce tournante supérieure D on place un disque 
de mica et une des rondelles à lumière latérale. On peut ainsi, si l’on emploie la lu¬ 
mière polarisée, et pour cela il suffit de pousser le polariseur F sous l’appareil et de 
placer l’analyseur sur l’objectif, on peut se servir soit de chaque lame de sélénite 
seule, soit doublée par la lame de mica. Chacune de ces lames, on le sait, peut tour¬ 
ner dans sa monture, ainsi que les prismes polarisateur et analyseur. Pour les effets 
de lumière ordinaire oblique, on les obtient à l’aide du disque à éclairage latéral 
qu’on tourne jusqu’à ce que le rayon lumineux tombe suivant l’obliquité voulue. 
On obtient l’éclairage sur champ noir avec les objectifs de 1 pouce à 4/10 de pouce 
et le disque à lumière périphérique n° 3. Le disque n° 5 n’est employé qu’avec les 
objectifs supérieurs 1/5 et 1/6 de pouce à petit angle d’ouverture (60° et 70°). Mais, 
pour les objectifs faibles, de 3 p. à 1 p., il faut enlever la lentille frontale du con¬ 
densateur, et employer la rondelle n° 3. 
Il est bien entendu que l’instrument a été placé de manière à ce que la préparation 
soit à son foyer et qu’on a veillé à ce que le contracting-cliaphragm placé par-dessous 
et mû par le petit levier B soit suffisamment ouvert. 
