117 
CONDENSATEUR DU DOCTEUR ABBÉ. 
excentrique, de sorte qu’on peut l’amener sur le côté de l’instrument 
pour placer, dans l’ouverture circulaire dont elle est percée, diffé¬ 
rents disques diaphragmes à trous plus ou moins étroits, ou même 
donnant la lumière par une zone périphérique. Mais cette monture a 
encore un double mouvement : un mouvement rotatoire autour du 
centre du diaphragme et un mouvement latéral, rectiligne, dans 
le sens du rayon, mouvement qui lui est imprimé par une petite 
roue dentée, mue par un bouton moleté et roulant sur une cré¬ 
maillère. On comprend que si l’on place dans la monture une ron¬ 
delle percée d’un trou central et qu’on amène l’appareil dans l’axe 
de l’instrument, on dirigera sur la préparation un pinceau de lu¬ 
mière centrale ; mais si l’on fait tourner le bouton moleté dans 
un sens ou dans l’autre, on porte en avant ou en arrière l’ouver¬ 
ture du diaphragme, et le pinceau qui arrive sur l’objet devient 
de plus en plus oblique, jusqu’à faire un angle de 60° avec la ver¬ 
ticale. Si alors on fait tourner le diaphragme par le mouvement 
rotatoire de sa monture, le pinceau oblique tourne tout autour de 
la préparation, décrivant un cône dont l’objet examiné occupe 
le sommet. Cet objet se trouve donc ainsi éclairé obliquement dans 
tous les sens, et Ton peut chercher facilement la direction qu’il 
convient de donner au pinceau lumineux pour percevoir tel ou tel 
système de stries d’un test-objet. Et tous ces mouvements, y com¬ 
pris celui de l’excentrique qui amène le diaphragme en dehors de 
la platine, sont donnés par le seul bouton moleté dont nous avons 
parlé, en le tirant, le poussant ou le tournant dans le sens même 
du mouvement que l’on veut imprimer. 
Suivant la nature de l’objet qu’on examine, l’éclairage qu’on veut 
produire, le résultat qu’on recherche, on peut employer quatre 
rondelles diaphragmes percées de trous de différents diamètres, de 
4 à 7 millimètres, ou un disque à ouverture circulaire et marginale 
avec lequel on peut obtenir l’éclairage sur champ noir jusqu’à un 
grossissement de 350 diamètres. L’appareil est éclairé d’ailleurs par 
un miroir plan pouvant tourner autour de deux de ses diamètres 
rectangulaires, et dont la face inférieure est munie d’une plaque 
de porcelaine dépolie, pour adoucir la lumière dans certains cas 
spéciaux. 
