MIGROTOMES. 
127 
texture merveilleuse. La prose finit, c’est la poésie qui commence. 
J’ai vu à Brighton des jeunes filles aux yeux bleus, aux cheveux 
d’or, oublier la danse pour admirer, pendant de longs quarts 
d’heure, ces magnifiques franges argentines, ces étonnantes enlu¬ 
minures si délicates. On dirait que les pinceaux de la reine Mab 
ont pris plaisir à suivre les fantastiques contours. » 
En plaçant au-dessus du polariseur de fines lames de gypse ou 
de mica d’épaisseurs diverses (lames sensibles de Biot), on accroît 
considérablement la sensibilité de l’appareil polarisateur et on ob¬ 
tient des colorations de la plus grande vivacité. 
Les opticiens anglais construisent, ainsi que nous l’avons déjà 
vu en décrivant le condensateur de Swift, des appareils de polari¬ 
sation beaucoup plus complets, beaucoup plus commodes, mais 
aussi d’un prix beaucoup plus élevé que les nôtres. Dans ces instru¬ 
ments, le prisme analyseur se visse ordinairement à la place de 
l’objectif, et l’on monte ce dernier au bout du prisme. Cet analyseur 
est maintenu dans une monture qui permet de lui donner un mou¬ 
vement de rotation sans faire tourner l’objectif. Le polariseur est 
placé sous la platine et on peut le surmonter d’un condensateur. 
Mais, entre le condensateur et le prisme, est fixée une pièce portant 
deux ou trois disques dans lesquels sont introduites des lames 
sensibles de différentes épaisseurs et qui peuvent tourner dans le 
plan du disque, autour de leur centre. Chacun de ces disques peut 
être interposé sur le passage du rayon polarisé, ou écarté à l’aide 
d’un petit levier excentrique. —Les microscopes anglais s’accom¬ 
pagnent presque toujours d’un appareil de polarisation : nous 
avons vu les condensateurs de Swift contenir un polariseur, et un 
microscope de poche, gros et long comme le doigt, construit par le 
même opticien, peut aussi recevoir son polariseur et son ana¬ 
lyseur. Enfin les microscopes « Harley », fabriqués par M. Collins, 
de Londres, contiennent un analyseur dans la boîte du prisme de 
Wenham (binoculaire) et un polariseur sur un excentrique fixé à la 
platine. En une seconde, le microscope ordinaire est ainsi trans¬ 
formé en microscope polarisant. 
Instruments pour faire les coupes minces. — Les objets micrO- 
scopiques étant le plus souvent examinés par transparence, doivent 
