INSTALLATION. 
137 
pide ou le mouvement lent, l’objet, ou, par exemple, le trou du 
petit diaphragme ne doit pas se déplacer latéralement dans le 
champ. 
Les oculaires doivent entrer assez facilement dans le tube pour 
qu’on puisse les changer rapidement, dans le cours d’une obser¬ 
vation, sans retirer le tube du coulant. Il est bon cependant qu’il 
y ait un certain frottement, afin que l’oculaire ne tombe pas 
quand on retire le tube et qu’on le retourne. Nous préférons tou¬ 
tefois si, en raison du poids variable des oculaires, on ne peut 
obtenir ce double résultat, un frottement moindre qu’un frotte¬ 
ment trop dur, car, dans ce dernier cas, on est obligé de re¬ 
tirer le tube du canon pour changer l’oculaire, sinon on risque de 
briser le couvre-objet ou de dépacer la préparation et de faire 
sortir du champ un point difficile à retrouver de l’objet qu’on 
examine. 
Enfin, le microscope doit être solide, la platine résistant à la 
pression, et le pied assez lourd et assez large pour donner une 
grande stabilité à l’instrument, même quand on l’incline jusqu’à 
l’horizontale. 
Quant aux qualités qu’il faut rechercher dans les objectifs, elles 
sont souvent difficiles à reconnaître, ou au moins à comparer, et 
il faut, en général, une grande expérience du microscope pour en 
juger d’une manière précise. 
D’ailleurs, en s’adressant, comme nous l’avons recommandé, aux 
lions constructeurs, on sera certain de ne rencontrer dans la 
partie mécanique de l’instrument aucun des défauts que nous avons 
signalés et de trouver dans la partie optique toutes les qualités 
que l’on doit rechercher. 
il. Installation. 
Disposition du local. — L’installation du cabinet de travail des¬ 
tiné aux études microscopiques mérite quelques détails particuliers, 
certaines dispositions étant plus commodes que d’autres ou plus 
favorables. 
