MISE AU POINT. 
149 
L’objet ainsi disposé, on place la préparation sur la platine, au 
milieu de l’ouverture du diaphragme qu’on a choisi d’autant plus pe¬ 
tit qu’bn veut observer sous un grossissement plus fort, il ne reste 
plus qu’à mettre le microscope au point. 
Pour regarder dans le microscope, on se sert ordinairement de 
l’œil gauche en fermant l’œil droit pour que la vision soit plus 
nette. On peut, d’ailleurs, observer de l’œil droit et fermer l’œil gau¬ 
che, suivant qu’on en a l’habitude. Il est utile de s’exercer à ob¬ 
server alternativement avec chacun des deux yeux. Quelques micro- 
graphes conseillent de tenir ouvert l’œil qui n’observe pas, mais 
on obtient ainsi des effets de double vue , que nous indiquerons 
plus tard et qui sont toujours gênants, à moins qu’on n’ait, une 
grande habitude de cette pratique. 
On met au point en descendant le tube du microscope par le 
mouvement rapide, coulant ou crémaillère, jusque près de la pré¬ 
paration. Il faut avoir soin de ne pas le descendre brusquement et 
de ne pas briser la préparation entre l’objectif et la platine. Aussi 
conseillons-nous aux commençants d’opérer de la manière suivante. 
On regarde l’instrument de côté, les yeux fixés sur l’objectif, et 
l’on manœuvre la crémaillère tout doucement, ou bien on descend 
le tube dans le coulant en lui imprimant un mouvement de rotation 
sur son axe, ou mouvement de vis, jusqu’à ce que la lentille touche 
presque la lamelle. On applique alors l’œil sur l’oculaire et l’on re¬ 
monte très-lentement le tube par le coulant jusqu’à ce qu’on voie appa¬ 
raître dans le champ du microscope une image vague. En imprimant 
à la préparation un très-petit mouvement horizontal de va-et-vient, 
on reconnaît que l’image nuageuse opère le même mouvement (mais 
en sens contraire). On est donc certain que l’on a affaire à l’image 
de la préparation. On place alors la main sur le bouton de la vis 
micrométrique et on le fait tourner d’une petite fraction de tour 
dans un sens ou dans l’autre. Si l’image s’efface, on tourne en sens 
contraire, et bientôt on la voit se former d’une manière nette. L’ins¬ 
trument est au point. 
En opérant ainsi, c’est-à-dire en n’abaissant le tube par le mou¬ 
vement rapide qu'en le surveillant des yeux jusqu’au contact de la 
lamelle, on ne risque point de briser celle-ci ; et lorsqu’on a l’œi) 
