DU GROSSISSEMENT. 
If» 3 
alors en sens contraire et l’on opère comme nous l’avons indiqué 
plus haut. 
On est, d’ailleurs, guidé pour reconnnaître le sens dans lequel il 
faut tourner le collier de l’objectif par cette remarque : si le verre 
du couvre-objet est épais, il faut agir de manière à rapprocher les 
lentilles et pour cela on tourne le collier comme si on voulait le 
visser; si le couvre-objet est mince, il faut éloigner les lentilles les 
unes des autres et tourner le collier en dévissant (1). 
Telles sont les corrections ordinaires et générales dans lesquelles 
se font les observations microscopiques. Ces indications succinctes 
suffiront pour guider les commençants dans l’emploi de leur instru¬ 
ment. Ce n’est que par l’expérience qu’ils se familiariseront avec le 
maniement du microscope et apprendront les petits artifices et les 
moyens divers à l’aide desquels on arrive à tel ou tel résultat par¬ 
ticulier, artifices et moyens qui se résument à la perfection de la 
préparation, au choix heureux du grossissement, à l’emploi judi¬ 
cieux de l’oculaire et de l’objectif, et à la direction savante de l’é¬ 
clairage. 
CHAPITRE X 
MICROMÉTRIE 
I. Du grossissement. 
La première question que vous adresse toute personne à la vue 
de votre microscope est la suivante : 
— « Quel est son grossissement? » 
(1) Beaucoup d’objectifs à correction portent un collier divisé en un certain nom¬ 
bre de degrés. De cette manière, on peut, par des observations préalables, savoir 
d’avance quelle division du collier il faut amener devant l’index pour établir la cor¬ 
rection avec un couvre-objet d’une épaisseur connue. La correction se fera ainsi 
grosso modo, sans tâtonnements, et il suffira de la retoucher légèrement pour la ren¬ 
dre aussi parfaite que possible. Il faut alors connaître l’épaisseur, au moins approxi¬ 
mative, du couvre-objet. On trouve chez les opticiens de petites machines destinées 
à mesurer cette épaisseur; beaucoup de microscopes anglais permettent de la déter¬ 
miner à l’aide de la vis micrométrique du mouvemnnt lent (voir ci-dessus : Micro¬ 
scope de Beck) ; mais avec un peu d’habitude on reconnaît facilement si un verre est 
épais, mince, très-mince, ou extra-mince et cette seule observation suffit pour établir 
rapidement le gros de la correction. La plupart des préparations fines faites par 
M. J. Bourgogne, l’un des meilleurs préparateurs de l’Europe, portent toujours l’in¬ 
dication de l’épaisseur du couvre-objet. 
