PRÉPARATION DES OBJETS MICROSCOPIQUES. 167 
rer directement avec ces divisions qui, quel que soit le grossisse¬ 
ment, connu ou inconnu, représentent des centièmes de millimètre. 
On construit ainsi des tableaux étalons pour chaque combinaison 
d’objectif et d’oculaire et, pourvu que l’objet soit mesuré sur l’éta¬ 
lon correspondant au système optique avec lequel on l’examine et 
qu’on opère à la même distance, on aura la mesure du diamètre du 
corpuscule ; car, avec ces précautions, l’objet et la division micro¬ 
métrique sont grossis dans la même proportion, quelle que soit 
d’ailleurs cette proportion. 
Les mêmes opérations peuvent êtres faite à la double vue , sans 
chambre claire, mais elles sont encore moins précises parce que 
la distance à laquelle on pratique les deux opérations est alors bien 
plus facilement variable. 
En somme, les procédés les plus précis sont ceux où l'on utilise 
la connaissance certaine du grossissement réel du système optique 
employé ou bien la comparaison du micromètre objectif avec le 
micromètre oculaire. 
Toutes ces opérations faciles, mais délicates, sont de celles que 
l’on doit s’exercer à pratiquer sans tâtonnements et avec le plus de 
précision possible. 
CHAPITRE XI 
PRÉPARATION DES OBJETS MICROSCOPIQUES 
I. Des produits. 
L’objet que l’on désire conserver ayant été convenablement 
préparé, durci, coloré, lavé, dégraissé, séché, ainsi que nous l’indi¬ 
querons au fur et à mesure, il s’agit de le déposer sur une lame de 
verre porte-objet et de le recouvrir d’une lamelle. 
Certains objets peuvent se conserver à sec, c’est-à-dire sans 
1 interposition d’aucun liquide autre que celui, vernis , lut ou ciment 
qui sert à fixera demeure la lamelle sur le porte-objet, d’autres se 
conservent dans les baumes ou térébenthines , d’autres enfin dans 
